62 SELLO SVILUPPO E LA DCKATA DELLE CORRENTI d'iNDDZIONE 



c) 11 galvanometro multlplicatore ad aghi astatici. 



X. 



Metodo ^^ galvanometro multiplicatore da me adoperato, é stato costruito da RuhmkorflF 

 gnidimzionc ^ Ptirigi- Esso ha la forma, che comunemente si dà a questi istrumenti, quando de- 

 vono servire per correnti termo-elettriche. Per cui filo grosso e corto. 



Il multiplicatore è stato adoperato da moltissimi, ed ha quindi una copiosa let- 

 teratura. Nobili e Melloni, Dubois-Reymond, Poggendorff, Provostaye, e molti al- 

 tri l'hanno esaminato, ed hanno fatto conoscere metodi di graduazione. Jl metodo di 

 cui io mi sono servito, consiste semplicemente nel paragonare le sue indicazioni con 

 quelle della bussola di Wiedemann, e siccome questa è molto meno sensibile di quello, 

 bipartiva la corrente, facendo passare una derivazione per il primo, l'altra per la 

 seconda, ed avendo naturalmente cura che il rapporto delle resistenze rimanesse 

 sempre lo stesso. Facendo cosi una serie di osservazioni, con diverse intensità, trac- 

 ciava una curva e vi prendeva i valori di grado in grado. 



Questo metodo è molto semplice e molto esatto, e permette in poche ore di gra- 

 duare ristrumento. 



Non do qui le cifre che ho trovato, perchè non presentano un interesse costante. Il 

 multiplicatore, come è già stato rimarcato da altri, è un istrumento assai delicato 

 e richiede molta cura, quando deve servire a misurazioni esatte. Voglio quindi in- 

 dicare le precauzioni che ho preso. Quando gli aghi sono stati magnetizzati di fre- 

 sco, essi non prendono subito un equilibrio stabile. Per un intervallo di tempo as- 

 sai lungo, perfino di un mese, essi si modificano, il che si mostra tanto dalla sen- 

 sibilità quanto da spostamenti dello zero. Dopo aver spostato lo zero con una certa 

 regolarità, essi prendono una posizione stabile, ed allora soltanto l'istrumento è in 

 istato di funzionare. 



Ma anche in questo caso, l'istrumento richiede una continua sorveglianza. Quando 

 vi passano attraverso correnti piuttosto forti e specialmente correnti intense e a 

 breve durata, come le indotte, gli aghi si smagnetizzano parzialmente e permanen- 

 temente. Ne segue una sensibilità diversa di prima, e per lo più uno spostamento 

 dello zero, e allora bisogna far una nuova graduazione. Molte volte ho trovato che 

 la curva nuova rassomiglia alla vecchia, ed ha il medesimo andamento. In tal caso 

 si è modificata bensi la sua sensibilità , ma non la legge delle sue deviazioni. Ma 

 non bisogna far troppo a fidanza iu questo riguardo, perchè qualche volta si modi- 

 fica e l'uua e l'altra. 

 variabUiià Bisogua dunquc graduare frequentemente l'istrumento, e sempre quando si osserva 

 ''menlo" i^ P'^^ piccolo Spostamento permanente dello zero. Ora già Melloni, e molti fisici dopo 

 di lui, hanno detto che fino a 20° o 25" le deviazioni sono proporzionali all'inten- 



