22 BOLLETTINO METEOKOLOGICO 



L'orizzonte artificiale del Cercliso Meridiano di Palermo 



NOTA DEL SIGNOR P. TACCHINI 



La determinazione del Nadir, si fa pel nostro cerchio a mezzo di un'orizzonte ar- 

 tificiale a mercurio , osservando in esso le immagini riflesse dei fili del reticolo. Il 

 chiarissimo professore Lamont da molto tempo studiò le condizioni opportune a un 

 tale apparecchio, e riguardo alla quantità del mercurio, egli disse non essere van- 

 taggioso l'impiegare un vaso ripieno di mercurio, perchè la grandezza e durata delle 

 onde che in esso si formano, stanno appunto in ragione diretta della profondità del 

 liquido, e per avere un'immagine chiara conviene che la superficie sia nella più pos- 

 sibile quiete. Il Lamont fece (1) delle accurate ricerche per verificare se la profondità 

 del mercurio avesse un'influenza sulla orizzontalità della superficie, e conchiuse dalle 

 sue esperienze, che era del tutto indifferente se il mercurio adoperato era molto o 

 poco , e se anche la profondità variava. In conseguenza di ciò egli propose di for- 

 mare l'orizzonte a mezzo di una lamina di ottone amalgamata col mercurio, sul quale 

 sta collocalo un cerchiello di ferro destinato a trattenere quella piccola quantità di 

 metallo destinato a dare l'orizzonte, e con ciò si ha il grande vantaggio di una su- 

 perficie tranquilla e quindi le immagini sono distinte e quiete. 



Dietro queste considerazioni il mio Direttore venne all'idea di cambiare l'orizzonte 

 esistente, in un nuovo costruito sulle nonne esposte dal Lamont , e che trovasi di- 

 segnato nell'unita tavola. 



L'apparecchio si compone di un piatto d'ottone G attaccato in tre punti alla zona bbb, 

 sostenuta dalle tre viti CCC, a mezzo delle quali si può portare il piatto G in una 

 posizione prossimamente orizzontale. Sul piatto G sta un anello di ferro ddd, il quale 

 serve a contenere il mercurio nel piatto ; 1' anello poggia soltanto , cosi che si può 

 levare a piacere, quando si voglia cambiare il mercurio, nel qual caso si pone prima 

 sotto il piatto una vasca di ferro entro la quale si fa poi cadere il mercurio. Il 

 diametro del piatto. G è di 24 centimetri, e lo spessore del mercurio impiegato su- 

 pera appena 2 millimetri. Quando non si fa uso dello stromento , il mercurio viene 

 difeso da un coperchio di legno che va ad appoggiare sul cerchio di ferro ddd. L'ap- 

 parecchio posa su di una lastra di marmo posta al disotto del piano della stanza 

 per quanto era possibile, e indipendente dal piano stesso, e difesa da ogni corrente 

 di aria. 



Per potere con facilità e precisione osservare le immagini dei fili riflessi da questo 

 orizzonte, ci siamo procurati 1' oculare del Lamont, che pure è rappresentato nella 

 stessa tavola alla grandezza naturale. Questo congegno viene messo al posto dell'o- 

 culare ordinario, ed occupa perciò la stessa apertura, colla differenza che questa è 



(1) Vedi Jabres-Bericht der Miinchencr Sternwarte fur 1852. 



Die geometrischem Jnstrumente der gesammten praktischen Geometrie, deren Theorie, Beschrei- 

 bung und Gebranch von IV Ilunàus. Hannover 1864. 

 Die Principien der astronoinischen Instrumentenkunde von D. r Philipp Cari. Leipzig 1863. 



