52 BULLETTINO METEOROLOGICO 



I passaggi delle stelle al meridiano sono determinati cogli appulsi a nove fili del 

 reticolo, le cui distanze equatoriali determinate col mezzo della Polare nei giorni 

 26, 27, 28 febbraio 1868, sono le seguenti : 



I-V II-Y III-Y IV.-V VI-V VII-V VIII-V IX-V 



45 s ,909 36,735 27,724 17,340 17,275 27,385 36,571 45,595 



queste distanze vengono poi verificate ad intervalli di tempo non molto lunghi, seb- 

 bene la stabilità del reticolo sia ottima. Infatti questo stesse distanze dedotte dai 

 passaggi della Polare nei giorni 4, 9, 10, 11, 16 febbraro 1867, risultarono 



45 s ,929 36,742 27,685 17,351 17,288 27,428 36,596 45,608 



Oltre a questi nove fili fissi, vi è anche un filo mobile ad essi parallelo, il di cui 

 movimento è misurato da una vite micrometrica, che da 27",24 per ogni giro; e 

 quindi nella divisione del tamburro si ottiene 0",2724 per ogni parte della divisione 

 medesima. 



Le correzioni ai passaggi delle stelle si fanno a mezzo della forinola 



c= . / «.(L-m + a 1~Sl=*\ + c fi) 

 \ cos S f \ -coso ! \cos SJ 



ove i, a, e sono gli errori di inclinazione di azimut e di collimazione ; le quantità 

 entro parentesi , che denominiamo coefficienti degli errori suddetti , li ho calcolati 

 per li differenti valori di <5 e disposti in tavole, anche per ordine di distanze ze- 

 nitali, onde riesca più pronta la riduzione. 



In quanto all'inclinazione dell'asse, questa si determina ad ogni sera di osserva- 

 zione a mezzo del livello, le cui parti sono state misurate a mezzo di un verifica- 

 tore di livelli fatto venire appositamente dal mio Direttore e costruito nell'officina 

 di Ertel in Monaco. E quando non si potesse per una combinazione qualunque far 

 uso del livello, noi possiamo determinare la i coli' orizzonte a mercurio misurando 

 la distanza del filo meridiano dalla sua immagine riflessa; l'ultima di queste veri- 

 fiche diede i seguenti valori 



col livello i = -+- S ,675 coll'orizzonte = -t- S ,701. 



L'errore di collimazione si determina anch'esso direttamente a mezzo di una mira 

 fissa coll'inversione dell' istrumento, e questa maniera la trovo la più commoda ed 

 ugualmente sicura, come se la determinazione fosse fatta ad es. colla Polare. 



Fino dal 1865 il Direttore pensò a collocare in ordine la suddetta mira in posto 



