DEI, R. OSSERVATORIO 1)1 PALERMO 53 



conveniente e sicuro. Fatte le debite prove, si ottenne di collocarla al Nord in una 

 casa del signor Sansone a S. Polo, la quale è distante dal nostro istrumento meri- 

 diano di 2890 metri. Stabilita sul muro la traccia del meridiano, vi si collocò una 

 lamina rettangolare di ferro con telajo , sulla quale sono dipinte a nero su fondo 

 bianco tre linee verticali , quella di mezzo corrispondendo prossimamente alla me- 

 ridiana; la distanza fra linea e linea è di 12" circa. Di giorno osservando la mira 

 nelle ore di calma, che a stagione regolare non mancano mai nel mattino e verso 

 sera, si ha una bonissima distinzione e la tranquillità d'immagine, e le misure rie- 

 scono di molta precisione. 



Onde poi servirsi della mira anche di notte, quando si voglia, si praticò nella la- 

 mina un foro, al quale dietro esperienze appositamente fatte, si diede il diametro 

 di 3 centimetri; oltre di questo foro sulla meridiana, se ne praticò un altro laterale, 

 che meglio potesse servire in taluni casi alla verifica della e durante la notte; co- 

 sicché con un lume acceso dietro la lastra di ferro, appaiono nel campo del cannoc- 

 chiale ad essa rivolto, le imagini ben distinte e quiete dei fori suddetti. 



Nel determinare l'errore di collimazione servendomi della mira e invertendo l'istrn- 

 mento, soglio fare dieci misure nella posizione diretta e 10 nell'invertita; nell'in- 

 tiera operazione si impiegano poco pili di 20 minuti, cioè l'operazione è breve. In 

 questo modo trovai che il risultato è pressoché lo stesso ottenuto coli' osservazione 

 della Polare; in conseguenza ho fatto quasi sempre uso della mira per la determi- 

 nazione di questo errore, il quale del resto varia di poco nel nostro istrumento. A 

 provare l'una e l'altra cosa riporterò soltanto due determinazioni eseguite in epoche 

 differenti tanfo colla mira, che colla Polare; quella del 16 ottobre 1867 e l'altra del 

 5 marzo 1868. 



Mira Polare 



e = -+- 1",80 = + 1",76 



e = + 2,09 = + 2,25. 



Determinati cosi gli errori di inclinazione e di collimazione, l'errore di azimut si 

 è sempre ricavato dalle osservazioni di stelle fondamentali osservate in ogni sera , 

 prendendo la posizione loro dal Nautical Almanac. Quest'ultimo errore va soggetto 

 a variazioni piuttosto forti, mentre gli altri due per certi intervalli di tempo si po- 

 trebbero considerare come costanti. 



In prova dell'esattezza di queste correzioni così determinate abbiamo l'equazione 

 dell' orologio ricavata da diverse fondamentali a distanze zenitali molto differenti ; 

 per esempio da 5 fondamentali da 60° di distanza zenitale fino a 344, si ottenne: 



Errore 



dell'orologio 



= 



- l m . 



30 s ,52 







= 



— 1. 



30,68 







= 



— 1. 



30,55 







= 



— 1. 



30,54 







= 



— 1. 



30,56. 



