NUOVO MICROMETRO PER LE PROTUBERANZE 



Il micrometro da me adottato è fondato sul principio già messo in pratica dal 

 signor Porro per misurare le piccole estensioni, mediante Io spostamento delle ima- 

 gini prodotto nei raggi clie hanno attraversato una lastra obliqua di cristallo. Sia 

 ah Pig. 3, Tav. II, un raggio incidente sopra una lamina obliqua, il raggio refratto 

 secondo 6 e all'uscire andrà per ed q uscirà parallelo alla direzione di prima, ma 

 discostato dalla retta primitiva ah e che avrebbe descritto senza il vetro , di una 

 quantità de che è funzione della spessezza del vetro, del sno indice di refrazione 

 e della inclinazione della lamina. È facile determinare il valore di questo sposta- 

 mento per ogni inclinazione conoscendo l'indice e la spessezza, ma in pratica ve- 

 dremo che questo non occorre. 



Il mio micrometro consiste dunque semplicemente in una tal lastra collocata a- 

 vanti alla fessura dello spettroscopio. Ma se essa coprisse tutta la fessura, lo spo- 

 stamento sarebbe generale e perciò inutile, lo dunque 1' ho limitata solo alla metà 

 della fessura stessa: cosi essa serve alle misure con molta facilità. Infatti intercet- 

 tando alla lastra i raggi solari avanti al piano focale in cui sta la fessura avremo 

 due mezze imagini solari: perchè i raggi che vengono direttamente daranno una i- 

 magine B del sole, mentre l'altra metà che attraversa la lastra darà l'imagine C 

 spostata di una certa quantità rapporto alla prima. 



Se dunque nell'orlo dell'imagine B Fig. 4, Tav. II, siavi una protuberanza, si po- 

 trà, coU'inclinare la lamina, fare in modo che la linea della fessura spettroscopica 

 messa tangente al vertice della protuberanza stessa , venga a coincidere coli' orlo 

 estremo dell'imagine G sopra e, ossia colla base della cromosfera solare. 



Lo spostamento delle due imagini sarà cosi eguale all'altezza della protuberanza. 



Il vantaggio di questo metodo di misure è che l'osservatore impegnato a disegnare 

 il perimetro del lembo, non deve punto interrompere le sue osservazioni per misu- 

 rare r altezza , come si farebbe col metodo ordinario. Infatti a meno che la pro- 

 tuberanza non sia cosi piccola che entri dentro la fessura tutta intera , per misu- 



