DEI SPETTROSCOPISTl ITALIANI 23 



rarla bisogna girare lo spettroscopio di 90" e mettere la fessnra perpendicolare al- 

 l'orlo , e poi ristretta che sia la fessnra misurarne 1' altezza col micrometro filare 

 dell'oculare. Tal lavoro porta molto tempo e incominodo, ma é indispensabile, perchè 

 se la protuberanza e più alta delia larghezza della fessura, stando questa parallela 

 all'orlo del disco, se si vede la sua base non se ne vede la cima e viceversa. Anzi 

 nelle più alte bisogna misurarle per sezioni come fa il signor Tacchini, o mediante 

 lo spostamento dell'iinagine projettata, come ho usato io finora. 



Col vetro suddetto invece la misura si fa facilmente, perchè basta inclinarlo tanto 

 che il ciglio della cromosfera di una mezza imagine solare venga sul prolungamento 

 dell'orlo della fessura posto a contatto della sommità della protuberanza nell'altra 

 mezza imagine. La presenza del vetro quando si misura non fa nessun ostacolo, 

 perché stando perpendicolare non dà deviazione , e solo il suo ciglio tagliato pro- 

 duce una linea traversale nera sulla fessura larga che è come una delle righe se- 

 gnalate dal Zantedeschi colle fessure strette prodotte dalla polvere, che è anzi di 

 aiuto a precisar bene la posizione degli oggetti nel campo. 



Il valore dello spostamento poi si determina facilmente a questo modo. Si mette 

 la lastra in modo che sia ad un certo grado di inclinazione e produca un certo 

 spostamento, e si dispone la fessura in modo che la linea di separazione dei due 

 mezzi dischi solari sia diretta secondo il circolo di declinazione. Ciò fatto si stringe 

 la fessura dello spettroscopio discretamente, e si fa toccare a un orlo della fessura 

 la punta dell'imagine C; indi si legge il circolo di declinazione dell'equatoriale. Spo- 

 stato quindi lo strumento in declinazione si porta sullo stesso orlo di prima della 

 fessura il vertice h Pig, 5, Tav. Il, dell'altra imagine B, e si torna a leggere il cir- 

 colo: la differenza di lettura dà evidentemente lo spostamento b e. È chiaro che se 

 non si avesse un buon circolo di declinazione può usarsi il tempo del passaggio tra 

 i pnnti b e e, disponendo le cose in direzione dell'ascensione retta. 



Siccome lo spostamento non è proporzionale alla semplice inclinazione , ma ne è 

 una funzione complessa, cosi si deve fare questa determinazione del valore di 10* 

 in 10° di inclinazione e quindi o per costrnzione grafica, o col metodo dei minimi 

 quadrati fare la scala d'interpolazione degli altri valori. 



Resta che diamo un cenno del mezzo pratico di costrnzione di questo strumento. 

 La lamina di vetro e Fig. 2, Tav. II, è collocata avanti al piano B della fessura o 

 ed è sostenuta da una armatura ovale m n disposta in modo che il ciglio di sepa- 

 razione coincida al mezzo della fessura spettroscopica a tale distanza dal piano B 

 che possa rotare liberamente. L'armatura ovale gira su due perni a a' che sono in- 

 filati nel tubo spettroscopico in modo che l'asse di rotazione a a' sia parallelo alla 

 fessura. 



L'estremità inferiore dell'asse porta un bottone B, e la superiore porta una lunga 

 alidada d terminata da un bottone F: girando l'alidada per mezzo del bottone F 

 s' inclina la lastra e. L' alidada porta un indice che scorre su di una graduazione 



