24 MEMORIE DELLA SOCIETÀ* 



circolare, su cui mediante un indice si leggono i gradi come vedesi nella Fig. I, 

 Tav. II. 



Abbiamo detto che la lastra stando perpendicolare all'asse ottico non dà nessun di- 

 sturbo. Tuttavia in alcuni casi può volersi all'atto libero da essa il campo: allora 

 entra in giuoco il seguente semplice meccanismo. 



Tra la parte ovale inferiore dell'armatura e il tubo, è messo un saltaleone o molla 

 spirale T, e sulla punta superiore esterna dell'asse preme una-nottoletta A, che 

 obbliga l'armatura a stare al posto voluto: girando la nottoletta A sicché non prema 

 più sulla estremità dell'asse, il saltaleone T spinge su tutta l'armatura, e la fes- 

 sura rimane perfettamente libera dalla lastra di vetro; rimettendo la nottoletta, la 

 lastra torna davanti alla metà della fessura. 



La sensibilità di questo micrometro è quanta si vuole. Con una lastra di vetro 

 grossa circa S'"™ ho avuto la scala qui appresso ; con una lastra più sottile può 

 aversi una sensibilità molto maggiore. Talché in pratica lo strumento riesce di 

 grande delicatezza, e insieme di una costruzione facile, e non é punto dispendioso. 

 Volendo togliere tutto il micrometro non hanno che a levarsi le viti r s fig. 1" della 

 piastra rs fig. 2S che è quella che regge tutto l'apparecchio in posto, e che chiude 

 l'apertura per la quale s'introduce tutta l'armatura, e svitato il bottone B tutto si 

 ritira senza che nulla resti che deformi lo strumento. Perché la fessura resti in- 

 teramente libera quando é levata la nottoletta A é bene che la porzione inferiore m 

 dell'armatura sia un poco più larga in altezza che quella che porta il vetro e, come 

 si vede nella figura. 



Valore della scala da una prima determinazione 



Gradi di incl. = 10'' 20» 30» 40* W 60" 



Altezza 20" 20" 62" 95" 130" 180" 



A. Secchi 



