34 MEMOEIE DELLA SOCIETÀ* 



Patto che sia il disegao delle macchie e delle facole, e fissata la direzione del pa- 

 rallelo celeste sulla carta, si passa a fare il disegno delle protuberanze al grande 

 equatoriale di Merz collo spettroscopio. L'obbiettivo di 9 pollici é sempre adoperato 

 ad apertura libera per formare l'i magi ne solare sulla fessura. 



Lo spettroscopio consiste di 3 prismi di vetro pesante coU'angolo di 60% aventi 

 una dispersione di circa 28" tra B ed H di Praunhofer, e tanta refrazione, che per 

 la riga D il raggio refratto ritorna prossimamente parallelo al raggio incidente. Il 

 collimatore è lungo 15 cent, ed altrettanto il canuocchiale. I prismi sono due di 

 Hoffman ed uno di Merz, di rara precisione. L'apparato è ora portato da un circolo 

 di posizione del diametro di 20 cent, mobile con rocchetto e mota dentata in modo 

 da poterlo mettere sotto ogni posizione, in guisa, che resti fisso in essa. 



Per la piegatura, che mediante i prismi, ha il sistema dei raggi, l'oculare del 

 canuocchialino viene portato al livello della fessura del collimatore, e da ciò si trae 

 profitto per guardare l'imagine diretta del sole fatta coli' obbiettivo del refrattore 

 sul piano della fessura, diminuendo la luce con un vetro offuscante. Questo facilita 

 la collocazione dell'orlo del sole parallelamente e tangente, o perpendicolarmente 

 alla fessura. Per agevolare ancora la descrizione delle protuberanze sul disco , l'i- 

 magine solare è proiettata col cercatore su di una carta bianca , e dei segni fatti 

 su di essa guidano Posservatore nel fare il giro dell'orlo del disco stesso. 



Il disegno delle protuberanze si fa in iscala proporzionale a quella dell' iraagine 

 ottenuta al Cauchoix , e la misura delle larghezze si ha dal circolo di posizione 

 e da una divisione micrometrica nel campo del cannocchiale dello spettrometro. Le 

 altezze se sono piccole si hanno dalla larghezza della fessura; se poi sono molto grandi 

 esse si misurano in altro modo. Da principio esse si prendevano misurando lo spazio 

 occupato dalla protuberanza sulla figura proiettata dal cercatore, deduccndolo dallo 

 spostnmento necessario a farsi nello strumento per vederne la cima e la base. Questo 

 metodo è abbastanza preciso e speditivo per un lavoro ordinario; ma in altri casi 

 di maggior importanza per una misura più esatta si é applicato avanti alla fessura 

 un nuovo micrometro. Questo consiste in una lastra di vetro a facce parallele grossa 

 5 mill. circa che copre solo la metà della lunghezza della fessura, ed è girevole at- 

 torno ad un asse parallelo alla fessura stessa. Inclinando questa lastra più o meno 

 all'asse del cannocchiale l'imagine formata dai raggi che Phanno attraversata è più 

 meno spostata, e cosi può mettersi a contatto delP orlo della fessura la cima di 

 una protuberanza veduta attraverso la lastra, colla base della cromosfera veduta 

 direttamente. L'angolo d'inclinazione della lastra letto su di un circolo dà P altezza 

 in secondi della protuberanza. La sensibilità di questo micrometro è quanta si vuole 

 colPusare una lastra più o meno sottile: nel nostro apparato ì" d'inclinazione é cir- 

 ca 2" di altezza per le inclinazioni fino a 40", ma più in su varia il valore. Però 

 si è fatta una tavola precisa dei valori per determinare Paltezza dietro l'incliuzione 

 della lastra; cosi si misurano le altezze senza girare lo spettroscopio e metterlo nor- 

 male al lembo. 



