66 UN ELETTROSCOPIO A TORSIONE PER MISURE DI RADIOATTIVITÀ' 



recente intraprese, mi incoraggia a darne qui una breve descrizione, nella 

 speranza che altri possa trarne utili servizi. 



L'apparecchio che ho fatto costruire è in fondo un ordinario elettroscopio 

 a foglie, in cui però, invece di utilizzare il peso come forza antagonista alle 

 -azioni elettriche, si fa servire la coppia di torsione di una sottilissima fibra 

 di quarzo. 



Esso perciò risulta, di due foglioline, o meglio laminette di circa 0,01 cm. 

 di spessore, di alluminio con le faccio giacenti in piani verticali e le loro lun- 

 ghezze in direzione orizzontale. La fig. 1, che è una proiezione orizzontale, 

 mostra la loro forma e la loro posizione relativa, uel caso in cui l'angolo 

 che esse formano sia 0°. 



Una di queste laminette, KK in figura, è fissa, e risulta di due parti riu- 

 nite per mezzo di un archetto p di sottile filo di platino. Essa ha in totale la 

 lunghezza di 7 cm. e lo spessore di 0,15 cm. L'altra di dimensioni poco più 

 piccole, può liberamente girare attorno all'asse della fibra di quarzo a cui è 

 sospesa e che in fig. si proietta in C. 



C H 



H 1 * 



I due pezzi della foglia fissa sono sostenuti da colonnine, impiantate sopra 

 una robusta base di forma circolare, provveduta di tre piedi a viti. Tali co- 

 lDnnine (altezza 6 cm. diametro 0,4) sono di ebanite, sormontate da cilindretti 

 di ambra (altezza 1,5 cm. diametro 0,2), in cima a cui, dentro appositi tagli, sono 

 infisse le parti della foglia. 



Sulla stessa base sono impiantate altre due colonnine di ottone, altezza 

 28 cm., diametro 0,6, destinate a reggere la testa della sospensione. Queste 

 quattro colonne sono disposte in modo che i punti d'incontro dei loro assi con 

 la base sono i quattro vertici di un quadrato, che ha il suo centro coincidente 

 con quello della base stessa. Le distanze degli assi di ciascuna coppia (diago- 

 nali del quadrato) superano di poco, circa di 0,2 cm. la somma della lun- 

 ghezza della foglia mobile e dei raggi delle colonnine metalliche. Tale di- 

 sposizione permette, come vedremo, di rendere la foglia mobile quasi-instabile, 

 cioè di far funzionare l'apparecchio come quello di Wilson. 



La testa della sospensione risulta di un tappo di ebanite, incastrato in un 

 pezzo metallico che va assicurato alle colonne di ottone, e di un cilindretto 



