DOTT. M. LA UOSA 67 _ 



che passa a sfregamento per un foro praticato assialmente nel tappo stesso. 



Questo cilindretto è di due pezzi: il superiore è metallico e finisce eoa 

 un bottone; l'inferiore, più corto, è di ambra e porta al disotto una piccola 

 ghiera di platino, munita di due uncinetti, l'uno disposto assialmente, serve 

 a sostenere il filo di sospensione della foglia mobile; l'altro laterale serve di 

 attacco ad un capo di un sottilissimo filo di platino, che ha l'altro capo legato 

 alla foglia fissa. Questo filo stabilisce la comunicazione fra le due foglie del- 

 l'apparecchio, attraverso alla fibra di quarzo della sospensione, che viene resa 

 conduttrice col metodo in uso per l'elettrometro di Dolezalek. 



La foglia mobile è attaccata con ceralacca in prossimità dell'estremo di 

 un filo di quarzo (da non confondere con la fibra di sospensione) <li 0,05 ciu- 

 di diametro e di lz-13 cm. di lunghezza. Fra il detto estremo e la foglia è 

 avvolta una rada e sottile elica di platino, di cui un capo forma l'uncino che 

 sormonta il filo di quarzo, e serve a sospendere l'equipaggio mobile alla fibra 

 di torsione, l'altro è attaccato alla fogliolina. All'estremo rimanente, inferiore 

 del filo di quarzo è attaccato uno specchietto, il quale, allorché l'equipaggio 

 è a posto, viene a trovarsi al disotto della piattaforma di base (che è forata 

 nella parte centrale) dentro una scatoletta cilindrica, munita di finestra, ed 

 opportunamente fissata alla base stessa. 



In fine, sulla stessa base è impiantata lina sonda per la carica delle foglie, 

 essa gira attorno ad un asse verticale e viene manovrata per mezzo di un 

 bottone di ebanite, che si trova al disotto della piattaforma. 



L'apparecchio viene chiuso dentro una custodia metallica, fornita in basso- 

 di un largo collare, che va a riposare dentro l'apposito battente della piatta- 

 forma, su cui può venire fissata per mezzo di viti. Interponendo fra collare e 

 battente le necessarie guarniture, si può realizzare una chiusura a tenuta di 

 aria, e si può mutare a piacere l'atmosfera dell'apparecchio, servendosi di' un 

 rubinetto impiantato nella parte superiore della custodia. 



A questa ho dato varie forme, adatte a differenti scopi. 



Quella che ho adoperato nella prova di materiali debolmente radiattivi è 

 rappresentata in sezione dalla figura nella pagina seguente. 



Xella regione A della parete laterale è praticata un'apertura, con sportello 

 a cerniera, di circa 120° di ampiezza. Per essa possono veuire introdotte nel- 

 l'apparecchio tre scatolette, che insieme formano un anello capace di adattarsi 

 in tutto lo spazio M; in esse si pone il materiale da esaminare. 



In altri casi, come p. es. nello stndio della ionizzazione prodotta dalle 

 radiazioni emesse da materiali molto attivi, si può impiegare una custodia 



