68.. UN ELETTROSCOPIO A TORSIONE PEB MISURE DI RADIOATTIVITÀ' 



cilindrica, provvista di finestra all'altezza delle foglioline. La chiusura della 

 finestra, p. es. con una laminetta d'alluminio di dato spessore, si può rendere 

 ermetica, poiché i bordi della finestra sono forniti di premistoppa. 



Esaminiamo ora brevemente il modo di funzionare dello strumento ed i 

 risultati a cui esso può condurre. 



È senz'altro evidente che il funzionamento deve essere all'incirca lo stesso 

 di quello degli elettroscopii tipo Exner. 



1 





M 













Scegliendo, però, la fibra di quarzo lunga e sottile si può dare all'appa- 

 recchio una sensibilità molto più grande di quella degli strumenti simili che 

 utilizzano la gravità. E si ha di più il vantaggio che la sensibilità dello stru- 

 mento non va soggetta a grandi cambiamenti nelle diverse regioni della scala 

 (come avviene per gli apparecchi a peso a causa della variabilità del braccio, 

 poiché la coppia antagonista è proporzionale all'angolo di torsione, e quindi le 

 variazioni dello spostamento angolare risultano direttamente proporzionali a quelle 

 della coppia elettrica risultante. 



TTn altro vantaggio notevole consiste, come fu detto, nella possibilità di im- 

 piegare l'apparecchio dentro limili molto ampi di potenziale e di mutarne la 

 sensibilità. 



Infatti se la fibra di quarzo viene sottoposta ad una torsione iniziale 

 sempre più grande, il campo di utilizzazione dello strumento si trasporta sempre 

 più in alto nella scala dei potenziali (1). 



(1) Naturalmente quando si voglia usare l'apparecchio a potenziali molto più alti di quelli 

 del snolo, p. es. qualche migliaio di volt, conviene cambiare la fibra di quarzo anzicche dare 

 una torsione iniziale di parecchi giri. 



