DOTT. M. LA. HOSA 69 



Se invece la fogliolina mobile nella sua posizione iniziale forma con quella 

 fissa un angolo convenientemente scelto, il campo di utilizzazione può venire 

 abbassato. 



Con questi stessi ripieghi si può fare mutare la sensibilità che lo stru- 

 mento possiede in un dato punto della scala dei potenziali. 



Infatti supponiamo che sotto un determinato potenziale la foglia mobile 

 formi un certo angolo © con quella fissa; giriamo allora la testa della sospensione 

 nel senso di far decrescere un poco la torsione. Evidentemente l'angolo © dovrà 

 crescere. Però a misura che © cresce, diminuisce la repulsione fra le foglioline, 

 mentre cresce l'attrazione fra la foglia mobile e le colonnine metalliche. 



Ora queste due variazioni delle azioni elettriche, in generale, differiranno 

 fra loro, non solo per il segno, ma anche per il valore; l'una cioè predominerà 

 sull'altra, e tutto dipenderà dal valore scelto diV e da quello di ©.Se V è ab- 

 bastanza grande, facendo crescere ©, la variazione positiva dell'attrazione dovrà 

 infine predominare; la torsione finale della fibra di sospensione dovrà risultare 

 più grande, cioè © dovrà crescere ulteriormente. 



Ora siccome la coppia di torsione cresce solo proporzionalmente all'angolo 

 di deformazione, mentre le azioni elettriche fra l'ago mobile e le colonuine, al 

 crescere di e (cioè al diminuire del complemento), crescono con una legge più 

 rapida, continuando a far crescere gradatamente © l'equilibrio a certo punto 

 può venir rotto; la fogliolina mobile devia allora bruscamente e tonde a di- 

 sporsi nel piano degli assi delle due colonnine metalliche. 



In vicinanza di tale posizione critica la foglia diventa quasi-instabile e l'ap- 

 parecchio acquista una sensibilità molto grande, funzionando come l'elettro- 

 scopio di "Wilson. 



I valori del potenziale e dell'angolo per i quali la foglia diventa quasi-in- 

 stabile, dipendono evidentemente dalla torsione iniziale che viene data alla- 

 fibra di sospensione (o dalla posizione iniziale dell'ago quando non vi è tor- 

 sione); dunque è possibile adoperare l'apparecchio in queste condizioni di alta 

 ^sensibililà impiegando un potenziale arbitrario. 



Per dare meglio un'idea dei risultati che l'apparecchio può fornire, trascrivo 

 qui qualche tabella di taratura. Per la carica è stata usata una batteria di 

 accumulatori, le piccole irregolarità delle letture dipendono quindi in gran parte 

 dalla variabilità del potenzialo da elemento ad elemento. 



Le letture sono state fatte sopra una scala posta a 150 cm. di distanza 

 dallo specchio. Nelle tabelle esse sono espresse in angolo. 



1° Caso: La foglia mobile si trova inizia Imente a contatto con quella fissa; 

 la torsione è nulla. 



