ir*- 



72 UN ELETTRCSC0P1C0 A TORSIOXE PER MISURE DI RADIOATTIVITÀ' 



Intorno a quest'ultima posizione l'ago diveniva nuovamente instabile, e con 

 un piccolo abbassamento del potenziale, riprendeva la posizione corrispondente 

 nella serie ascendente. 



Segue da tutto ciò, che quando V supera un certo limite l'ago ammette 

 due posizioni di equilibrio stabile, così come avviene in altri apparecchi ana- 

 loghi. La posizione a cui corrisponde il valore di e più grande è quella per 

 la quale la sensibilità è più piccola. 



Un comportamento simile si osserva se il filo di sospensione possiede una 



torsione iniziale. In tal caso -^ è molto grande in prossimità di ® = 0; a mi- 



snra che e cresce, esso diminuisce alquanto, poi torna di nuovo a crescere 

 tendendo all'infinito. Il valore critico di ® — e quindi il valore corrispondente di 

 V — dipende dalla grandezza della torsione iniziale; e propriamente il primo 

 diminuisce mentre l'altra cresce. 



Se invece l'ago mobile forma inizialmente un certo angolo e con la 

 fogliolina fissa, l'angolo critico si avvicina sempre più a 90° e può perfino 

 mancare. Così prendendo l'angolo iniziale di 70° circa si sono avuti i seguenti 

 risultati : 



V 



0, 



V 



©i 











68 



8°. 4' 



16 



0°.23' 



76 



i0°.50 



28 



1°.25' 



84 



14°.31' 



36 



2°. 8' 



92 



ìeo.ss- 



44 



'2°.5S' 



100 



18°.24' 



52 



4°.23' 



108 



18° .51 



60 



6°.14 - 



116 



19°.20' 



dove 0j si denotano le deviazioni angolari contate a partire dalla posizione 

 iniziale dell'ago. 



Come si vede, in questo caso -~ è molto piccolo in principio; esso cresce 



fino ad un massimo restando sempre finito e poi torna a diminuire. 



