Die neuesten Untersuchungen über die Genauig- 

 keit barometrischer Höhenmessungen. 



Angezeigt und erläutert 

 von 



FR. ED. LURTZ, 



Gymnasiallehrer. 



Praktische Physiker erheben häufig die Klage, dass baro- 

 metrische Höhenmessungen, welche zu verschiedenen Zeiten aus- 

 geführt wurden, nicht unbeträchtlich differiren. Nur zu oft liegt 

 die Ursache dieser Differenzen in scheinbar geringfügigen und 

 desshalb wenig beachteten Umständen, die, wenn auch einzeln 

 von geringer Bedeutung, in ihrer Totalität das Resultat denn 

 doch nicht wenig modificiren. Es ist desshalb wohl gethan; 

 wenn man auch diese kleinen störenden Ursachen wohl in's 

 Auge fasst und durch die Beseitigung derselben ein Resultat 

 erzielt, welches das Opfer an Zeit und Mühe gehörig belohnt. 



Man beachte also folgende Puncte : 



1) Die erforderlichen Instrumente: die vor und nach der Höhen- 

 messung wohl verglichenen Barometer, die trockenen und 

 feuchten Thermometer müssen so aufgestellt werden, dass 

 sie nicht nur gegen directes Sonnenlicht, sondern auch, so 

 viel als möglich, gegen die Strahlung des Bodens und der 

 Wände, an denen sie hängen, geschützt seien. Grosse und 

 hohe Schirme gewähren am besten den nöthigen Schatten 

 und vor der Strahlung des Bodens schützt man die Ther- 

 mometer am zweckmässigsten durch kleine, auf 5 bis 6 Fuss 

 hohen Pfählen errichtete Tische. 



2) Die Aufstellung der Instrumente soll mindestens eine halbe 

 Stunde vor dem Beginne der Beobachtungen vollendet sein 

 und die Beobachtungszeiten sollen wenigstens 15 Minuten 

 von einander abstehen, damit das Ablesen und Aufzeichnen 

 mit der nöthigen Ruhe und Sorgfalt geschehen könne. 



3) Das am Barometer befindliche Thermometer, welches die 

 Temperatur des Quecksilbers im Barometer anzeigt, wird 

 vor dem Barometer abgelesen, damit die Körperwärme des 

 Beobachters den Thermometerstand nicht erhöhe. 



4) Kann man nur wenige, gleichzeitige Beobachtungen machen, 

 so sollen dieselben, wo möglich, Vormittags zwischen 9 und 

 10/ e Uhr oder Nachmittags zwischen 3 und 4/ 2 Uhr an- 

 gestellt werden. Die Thermometer geben um diese Zeit die 

 Lufttemperatur am richtigsten, weil der Einfluss der Bodcn- 

 wirme auf dieselben um diese Zeit am geringsten ist. 



