8 

 Setzt man nun 



log. A = log. ( log. -? T '7",H, 



ö Mb 10000 y 



P = log. 18404-9 -f- log. [1*0025 4- 0-0000057 (T -f- 1)] 



+ log. [1 + 0-00229 (T + t)], 



log. G. = log. (1 + 0-0026 Cos. 2g), 



i i I, , 2h + H) 



log. z == log. I 1 4- ■ j, — so ist : 



log. H = log. A -+- P -f- log. G ■+■ log. z + log. F. 



1) Um log. A zu finden, berechnet man log. B — log. b = d, 

 zieht dann von d ab den Quotienten (T, — t t ) : 10000, so 

 erhält man A. Nun sucht man in der Logarithmentafel 

 log. A auf. 



2) P findet man in der ersten Tafel neben T-ft. 



3) log. G liefert die zweite Tafel mit der geographischen Breite g. 



4) log. z findet man in der dritten Tafel. Man suche log. 

 A + P -f- log. G z= log. H, in der ersten Verticalcolumne 

 und die in Metern ausgedrückte Höhe der unteren Station (h) 

 in der ersten (oberen) Horizontalreihe auf, so findet man am 

 gehörigen Orte log. z in Einheiten der fünften Decimale, 

 d. h. 8 z. B. bedeutet 0;00008, 19 bedeutet 0-00019. Ist 

 z. B. h = 600 -j- n, worin n kleiner als 50 Meter, so kann 

 man n weglassen; ist dagegen n gleich oder grösser, als. 

 50 Meter, so nimmt man h zu 700 Meter an. 



5) Um log. F zu finden, muss man zuerst den Dunstdruck 

 berechnen. Aus der 4. Tafel erhält man die dem Stande 

 des feuchten Thermometers nach R. entsprechende grösste 

 Spannung des Wasserdampfes in pariser Linien. Um den 

 Dunstdruck in pariser Linien zu erhalten, muss man von 

 dieser grössten Spannung des Wasserdampfes eine Zahl 

 abziehen, die man erhält, wenn man den tausendsten Theil 

 des Barometerstandes (in pariser Linien) mit dem Unter- 

 schiede des trockenen und feuchten Thermometers (mit der 

 psychometrischen Differenz) multiplicirt. 



Z. B. Barometerstand 317*72 (oder 318) par. Lin. 

 Trockenes Thermometer T =4-12° R. 

 Feuchtes „ T = 4- 10° R. 



so findet man : 4*78 ... aus der 4. Tafel zu 4- 10° R. 

 , 0-64 = 0-318 (T — T ) = 0-318 x 2. 

 4*14 par. Lin. Dunstdruck. 

 Um nun log. F zu erhalten, muss man zuerst den Dunst- 

 druck von beiden Stationen auf die so eben angegebene Weise 

 berechnen und davon das arithmetische Mittel nehmen- eben 

 so muss man das arithmetische Mittel aus dem Barometerstande 

 beider Stationen berechnen, so wird man in der 5. Tafel zum 



