492 C. Doelter, 



Die Höhe des Ofens I ist 55 innt, die innere Lichte 12 fnm\ 

 beide Öfen stammen von der Firma Heraeus in Hanau. 



Erwähnen will ich auch, daß Versuche ergaben, daß bei 

 780° neben dem polarisierten Lichte kleine Mengen von Eigen- 

 licht auftreten, aber erst bei 900° tritt dieses stark hervor und 

 zwischen 980 und 1270° können geringere Mengen polarisierten 

 Lichtes, die immerhin noch Interferenzfarben sichtbar werden 

 lassen, gegenüber des größeren Anteils von Eigenlicht durch- 

 gehen. Man kann daher bis 1270° sehr gut mit polari- 

 siertem Lichte arbeiten, wohl aber auch bei höherer 

 Temperatur, wenn man die Bogenlampe verstärkt.^ 



Will man bei niederen Temperaturen, bis 350° etwa, Beob- 

 achtungen machen, so wird das Präparat auf den Ofen auf- 

 gelegt und das Thermoelement in eine Öffnung des möglichst 

 dünnen Objektglases eingefügt, und zwar muß dann das 

 Thermoelement von oben zugeleitet werden. 



Ich beabsichtige für derlei Untersuchungen einen noch 

 kleineren Ofen zu konstruieren, da ja zur Erzeugung von 

 niederen Temperaturen, 300 bis 400°, ein solcher genügen 

 würde. Der Vorteil wäre der, daß man bei noch stärkeren Ver- 

 größerungen arbeiten und vielleicht auch eine Kondensorlinse 

 einschalten könnte, wodurch dann die konoskopische Unter- 

 suchung von Krystallplatten (Messung von Achsenwinkeln 

 u. dgl.) ermöglicht wäu'de. 



Das Mikroskop mit Ofen I gibt übrigens Temperaturen über 

 1250° und lassen sich bis zu dieser Temperatur auch alle jene 

 Untersuchungen ausführen, die bei Verwendung des Ofens II 

 durchführbar sind. Es wird daher auch für Schmelz- und Kry- 

 stallisationsversuche dieser Ofen verwendbar sein, voraus- 

 gesetzt, daß eine höhere Temperatur nicht notwendig ist. Der 

 V^orteil ist gegenüber dem Ofen II der, daß eine stärkere Ver- 

 größerung möglich ist. 



IL Das Mikroskop soll hauptsächlich für hohe Tempera- 

 turen dienen und ist es daher nötig, einen Ofen verwenden zu 



1- Nach meinen Erfahrungen kann man zwar auch noch bei weit höheren 

 Temperaturen mit polarisiertem Licht arbeiten, aber die Interferenzfarben sind 

 undeutlich. 



