Neues Erhitzungsmikroskop. 493 



können, welcher so hohe Temperaturen gibt, daß die meisten 

 Mineralien und andere Stoffe darin schmelzbar sind; doch wäre 

 es zwecklos, über 1600° hinauszugehen, obschon es auch 

 Mineralien gibt, die über diesem Punkte schmelzen (Korund, 

 Zirkon, Sillimanit, Andalusit, Quarz), aus dem Grunde, weil 

 höhere Temperaturen sich mit dem Le Chatelier'schen Pyro- 

 meter nicht mehr messen lassen und die optischen Pyrometer 

 hier nicht gut anwendbar sind. Der in Anwendung kommende. 

 Ofen II hat eine Höhe von ]00 mm und eine innere Lichte von 

 10 mm', er wird unten durch eine Quarzglasplatte abgeschlossen. 

 Man könnte auch jedes beliebige, nicht leicht schmelzbare 

 Material, auch eine Metaliplatte, verwenden; es ist aber zweck- 

 mäßiger, wenn zur Einstellung des Präparates Tageslicht ver- 

 wendet wird, daher soll die Abschlußplatte durchsichtig sein; 

 eine Glasplatte kann leicht springen, daher Quarzglas vor- 

 zuziehen ibt. 



Nicht geringe Schwierigkeiten bereitet die Befestigung des 

 zu untersuchenden Objektes. Bei dem Ofen I ist das Lumen 

 ein weiteres und man wird schon deshalb, weil die zu unter- 

 suchende Platte horizontal liegen soll, einen kleinen Platin- 

 dreifuß benützen, wobei das Thermoelement, das aus sehr 

 dünnen Drähten besteht, von unten eingeschoben wird; die 

 Drähte sind mit äußerst feinen, schmalen Kaolinröhrchen isoliert 

 Bei Ofen II hänge ich das Objekt mit einem Platinring, der 

 durch drei dünne Platindrähte getragen wird, ein. Jedoch kann 

 man sich auch hier des Dreifußes bedienen. Bei beiden Ofen 

 bediene ich mich für Schmelz- und Krystallisationsversuche 

 einer kleinen Quarzglasschale von Heraeus; bei Untersuchung 

 von Platten kann man diese direkt auf den Dreifuß legen. 



Messung und Regulierung der Temperatur. 



Die Messung wird mit dem Platin-Platin-Rhodiumelement 

 wie bei dem früheren Instrument vorgenommen und verweise 

 ich auf das dort Erwähnte. Wichtig ist, daß das Thermoelement 

 sich unmittelbar neben dem zu erwärmenden Präparat befinde, 

 da ja an verschiedenen Stellen des Ofens verschiedene Tempe- 

 ratur herrscht. Um das zu vermeiden, muß der Ofen oben und 

 unten gut verschlossen sein, damit eine aufströmende Luft- 



