286 



Des leichteren Verständnisses wegen beginne ich mit 

 der Beschreibung des letzten Apparates, von welchem ein 

 vollständiger Durchschnitt in Fig. 1, der obere Theil eines 

 darauf rechtwinkeligen anderen Durchschnittes in Fig. 2 dar- 

 gestellt ist. Das Gestell besteht .aus zwei quadratischen 

 Brettern A A und B B, welche durch vier hölzerne Säulen 

 verbunden sind. Das untere ruht auf Stellschrauben, das 

 obere trägt die beiden Messingsäulen CD, diese den Quer- 

 balken D D, darauf ruhen wieder die Säulchen L, mit dem 

 Querbalken FF, endlich der Hohlcylinder aabb, dessen obe- 

 rer, ebener Rand behufs der elektrischen Isolation aus El- 

 fenbein besteht. Die darauf liegende, unten eben abgeschlif- 

 fene Platte H H ist nicht befestigt, sondern liegt lose auf. 

 Durch ihre Mitte geht die Schraube I, deren unteres Ende 

 in ein stählernes Häkchen ausläuft, an welchem der Muskel 

 hängt. Um den Wadenmuskel des Frosches daran zu befe- 

 stigen, stiess ich dasselbe in das untere Gelenkstück des 

 Oberschenkelbeins ein, welches Stück vom übrigen Knochen 

 getrennt wurde, dagegen mit dem Muskel, der sich an ihm 

 inserirt, in Verbindung blieb. Dnrch die Aufhängung mit- 

 telst der Schraube ist es möglich, den Muskel nach Bedürfe 

 niss höher und tiefer zu stellen, nach rechts oder links zu 

 verschieben, und um seine Axe zu drehen. Derselbe hängt 

 in einein fast vollständig geschlossenen Räume, dessen Luft 

 mit Feuchtigkeit gesättigt werden kann, um das Austrock- 

 nen des Präparats zu verhindern. Dieser Raum wird ge= 

 bildet durch die auf dem Querbalken D D ruhende, mattge- 

 schliffene Glasplatte EE und die darüber befindliche Glasglocke, 

 deren unterer Rand eben geschliffen ist, und deren obere 

 Oeffnung durch zwei halbkreisförmige Messingstückchen G G 

 und den in der Mitte hindurchtretenden Cylinder aabb ge- 

 schlossen wird', es bleibt also nur die Oeffnung in dem cy- 

 lindrischen unteren Ansätze c des Querbalkens D D. Die 

 Art des Verschlusses der oberen Oeffnung macht es möglich, 

 die Glocke zu entfernen, und wieder aufzusetzen, ohne die 



