311 



derstand der Unterbrechungsstelle jeden beliebigen Werth er- 

 reiche, auch kommen einzelne Zuckungsversuche ohne Ue- 

 berlastung vor, bei denen die Ausschläge nur i oder £ so 

 gross sind , als sämmtliche andere entsprechende der Reihe, 

 was vielleicht in dem angegebenen Umstände seinen Grund 

 findet, vielleicht auch in einem später zu erwähnenden. 

 Eine ähnliche Schwächung des Stroms muss auch bei aufge- 

 legter Ueberlastung in den letzten Augenblicken eintreten, 

 ehe das Gewicht gehoben wird, weil sich nämlich der Druck 

 an der Unterbrechungsstelle um eben so viel schwächt, als 

 die Kraft des Muskels steigt, bis er endlich im Augenblicke 

 der Trennung ganz aufhört. Nehmen wir an, der Strom 

 höre von dem Zeitpunkte an, wo der Druck an der Unter- 

 brechungsstelle nur noch 1 grm. beträgt, ganz auf. Die 

 Spannung des Muskels steigt in der ersten Versuchsreihe in 

 einer 12 Scalentheilen entsprechenden Zeit um 40 grm., 

 um 1 grm. also in der von 0,3 eines solchen Theils. Um 

 soviel höchstens wurde also auch die besprochene Fehler- 

 quelle den Ausschlag bei kräftigen Muskeln verringern kön- 

 nen ; um mehr, wenn die Energie langsamer ansteigt. 



Folgende mechanische Bedingungen müssen erfüllt sein, 

 damit der zeitmessende Strom genau in dem Augenblicke 

 unterbrochen werde, wo die Muskelspannung der Schwere 

 der Belastung und Ueberlastung gleich wird: 



1) Genaue Einstellung des Muskels, so dass bei Weg- 

 nahme der Ueberlastung die Theile an der Unterbrechungs- 

 stelle sich eben nur berühren. 



2) Vollständige Unbiegsamkeit und Unausdehnsamkeit der 

 Theile, zwischen welchen der Muskel gespannt ist. 



3) Der Zug des Muskels muss in einer Verticallinie ge- 

 schehen, welche durch sämmtliche Schwerpunkte der zu he- 

 benden Stücke hindurchgeht. 



4) Die zu hebenden Stücke dürfen zur Zeit der Hebung 

 in keiner anderen Bewegung begriffen sein. 



Ich habe mit möglichster Sorgfalt diese Bedingungen zu 



