368 F. Mareš: Ein ueues Federmyographion. 



So kauu au der 10 cm breiten Schreibfláche eine grosse Anzahl von 

 Myogramuien gesclirieben werdeu, von denen jedeš seine eigene nur 

 iumal gezogene Abscisse hat, uud die ganz congruent eines unter 

 dem anderen stehen. Der Schreibhebel steht bei allen Myogrammen 

 in einer Ordinate, die durch die Bewegung der Schraube c gegeben ist. 



Das Reizmoment ist durch die Unterbrechung des Platincon- 

 tactes e durch den an der Schreibfláche befestigten Stift / gegeben ; 

 man kaun einige solche Contacte in beliebigen lutervallen hinter 

 einander anbringen, zum Studium der Summation der Reize. Die 

 Platincontacte werden durch Federkraft zusammengehalten ; dieselbe 

 Feder verhindert aber die Selbstschliessung des Contactes, nachdem 

 er durch die bewegte Schreibfláche gelost wurde. 



Der den Schreibhebel tragende Theil des Apparates ist um die 

 horizontále Achse h drehbar; mittelst der Schraube i lásst sich auf 

 die Weise die Spitze des Schreibhebels sehr fein und genau ein- 

 stellen. Es kann íibrigends eine Modification des Schreibhebels ver- 

 sucht werden, wobei die Verunstaltung der Zuckungscurve durch 

 Kreisbewegung des Hebels eliminirt wird. Anstatt directer Ver- 

 zeichnung der Muskelzuckung mittelst Schreibhebels kann man leicht 

 ein elektromagnetisches Signál an dem Apparate anbringen, wenn es 

 sich um genaue Messung der Latenzzeit handelt. Zur Bestimmung 

 der Bewegungsgeschwindigkeit der Schreibplatte dient der mit der 

 Schreibfeder k versehene stáhlerne Stab, welcher durch den an der 

 Schreibplatte befestigten Zahn I in Schwingungen versetzt wird; es 

 kann aber dazu auch eine elektromagnetisch durch eine Stimmgabel 

 bewegte Feder benutzt werden. 



Der Apparat wurde vom Universitátsmechaniker Ignaz Vrána 

 in Prag hergestellt. 



