378 
M", M?, Må, en relation avec une trompe au moyen d'un tube 
latéral. 
Fonctionnement de Vappareil. On fait le vide dans" le tube 
au moyen de la trompe A et dans le premier manchon M?. Le 
mercure monte, remplit le tube et en méme temps la cupule jusqw'å 
un certain niveau. On laisse pénétrer Vair dans le manchon M?. 
La pression atmosphérique agissant sur la membrane P! chasseråa 
le mercure dans le tube; en méme temps la soupape V! se fermera. 
Le mecure, par ce fait, empéché de redescendre, montera dans le 
tube en remplissant la seconde cupule R?, Le second manchon est, 
en ce moment, en relation avec une trompe å faire le vide. On 
fait le vide de nouveau dans le premier manchon M?, on laisse, 
au contraire, pénétrer T'air dans le manchon M?, Le méme phéno- 
méne se répéte, c'est-å-dire que la colonne de mercure peut étre 
élevée d'une nouvelle quantité, et ainsi de suite. 
Fig. IL Cette seconde figure représente un appareil d'aprés 
le méme principe, mais encore plus simple. J'ai décrit V'appareil 
montré par la premiére figure le premier parce que je 1'ai inventé 
le premier et gue les mouvements montants et descendants de la 
membrane ont une ressemblance surprenante avec ceux du torus. 
La seconde figure représente simplement une cuve remplie de mer- 
cure, dans laquelle se trouve un tube barométrique courbé pourvu 
intérieurement d'une soupape qui peut s'ouvrir de bas en haut et å 
la bouche d'une soupape qui s'ouvre dans la direction opposée. 
La partie eourbée du tube barométrique se trouve dans une cuvé 
fermée qui å Vaide d'un tube peut étre mise en communication avet 
eau; dans cette cuve fermée se trouve un autre tube 
barométrique construit comme le montre le dessin d'apråis le modéle 
du premier. Ce tube barométrique traverse hermétiquement la cuve, 
å 
une trompe å 
sa partie courbée se. trouvant dans une nouvelle cuve construite 
comme la précédente, et ainsi de suite, toutes les cuves étant en 
communication avec des tubes barométriques. 
