﻿über den jährlichen Gang der Temporatur und des Luftdruckes in Österreich etc. 29 



es folgt somit aus der Vergleichung mit Wien /Sg — >Sj = — 0'"06 



und „ „ „ „ Triest ^3 — Ä^^ — 0-02. ■ 



Im Mittel hat man also S^ — ^\=^ — 0"04. 



Es schien nicht noth wendig-, diese so kleine Correction anzubringen, um so mehr, als von 

 der zweiten Reihe erst 10 Monate vorhanden sind. Es wurden daher beide Reihen ohne 

 Anwendung einer Correction zu einer einzigen zusammengezogen. 



Triest. 



Die Beobachtungen sind an der k. k. nautischen Akademie von Herrn Prof. Dr. Vincenzo 

 Gallo angestellt, beginnen übrigens bereits mit dem Jahre 1841. 



Die Seehöhe des Beobachtungslocales scheint in dem V. bis VIII. Bande der Jahrbücher 

 für die Jahre 1853 — 1856 unrichtig (mit 12-3 Toisen angegeben) zu sein. 



Ursprünglich befand sich das Barometer in einer Höhe von 45 Pariser Fuss = 7*5 Toi- 

 sen *) über dem Meere. Nach einem Briefe Dr. Gallo's vom 2. Jänner 1857 wurde das Baro- 

 meter in der zweiten Hälfte des December 1856 ^) in einem neuhergestellten Zimmer des 

 3. Stockes in einer Höhe von 12°3'7"Wien. Mass — 12-597 Wien. Klaftern = 12-26 Toisen 

 aufgestellt. Der Höhendifferenz 4-76 Toisen beider Localitäten entspricht ein Unterschied 

 von 0"38 im Luftdrucke. 



Vom Jahre 1841 bis März 1865 war ein Gefässbarometer von Schlosser im 

 Gebrauche, dessen Correction von Kreil zu -\- 0"21, vom Prof. Gallo ^Q'g^'^ ein mit dem 

 Normalinstrument der Centralanstalt sorgfältig verglichenes Instrument zu 4-0''26 bestimmt 

 wurde. Die Correction des Barometers Schlos ser wurde demgemäss zu-l-0"23 angenommen. 



Vom April 1865 angefangen wird zu den Beobachtungen ein Gefässbarometer von 

 K appeller Nr. 17 benützt, dessen Correction gegen das Normalinstrument der Central- 

 anstalt zu — 0"'063 bestimmt wurde. 



Die Beobachtungen von Triest zerfallen demgemäss in drei Reihen: 



Eine Reihe (A) ^ welche die Jahre 1848 — 1856 in sich begreift, während welcher die 

 Seehöhe 7-5 Toisen, das Beobachtungs-Instrument das Barometer von Schlosser war, 



eine Reihe (B) ., welche die Zeit vom Jänner 1857 bis März 1865 umfasst, während wel- 

 cher die Seehöhe 12-26 Toisen, das Barometer jenes von Schlosser war; endlich 



eine Reihe (C) vom April 1865 bis in die neueste Zeit, für welche die Seehöhe 12-26 

 Toisen, das Beobachtungs-Instrument das Barometer von Kapp eil er Nr. 17 war. 



Um diese drei Reihen mit einander in Übereinstimmung zu bringen und namentlich auf 

 den gegenwärtigen Standort des Barometers zu reduciren, wurden 



an die Reihe (A) die Correctionen — 0"'38 (wegen der verschiedenen Seehöhe) und 

 4- 0"23 (als constanter Fehler des Barometers); 



an die Reihe (B) die Correction -f- 0"23, endlich 



an die Reihe (G) die Correction — 0"'06 des Barometers Kappeller Nr. 17 angebracht. 



Wien. 



Wie schon an einem früheren Orte erwähnt worden ist, beziehen sich die Normal- 

 mittel auf das Locale der Centralanstalt und eben so gelten alle Differenzen des Luft- 



'j Ö. Jahrbuch der k. k. Central-Anstalt, I. Band, S. 19G. 



Hiemacli ist die Angabc in den Übersichten der Witterung für 1803, S. 53 fdi<^ sich auf die Angaben der Jahrhiicher für 1853 

 bis 1856 stützte) zu bericlitigen. 



