﻿über den jahrlichen Gang der Temperatur und des Luftdruckes in Österreich etc. 21 



Berechnung des jährlichen Ganges des Luftdruckes. 



Wenn schon die Ableitung der Normalwerthe für die Temperatur erhebliehen Schwie- 

 rigkeiten begegnet, so steigern sieh diese Schwierigkeiten im hohen Masse, wenn aus dem 

 vorhandenen Beobachtungsmateriale der normale Gang des Luftdruckes abgeleitet werden 

 soll. Erstlich treten hiebei Einflüsse in den Vordergrund, die bei der Temperatur doch erst 

 in zweiter Reihe wirken, namentlich die Aufstellung des Barometers in ungleichen Höhen- 

 lagen , welche die unmittelbare Vereinigung zweier an verschiedenen Punkten angestellter 

 Luftdruckmessungen ganz unthunlich machen, sobald die Höhendifferenz beider Beobach- 

 tungspunkte nicht durch ein genaues Nivellement bestimmt ist, dann erfordert die Behand- 

 lung des Instrumentes eine grössere Sorgfalt und Gewandtheit, als jene des Thermometers 

 und werden Änderungen im Instrumente von den Beobachtern nicht immer mit voller Sicher- 

 heit angegeben oder erkannt. Eine geradezu irrige Ansicht ist es, dass die constante Correc- 

 tion eines Barometers, welches Jahre lang an demselben Beobachtungsorte aufgestellt ist und 

 mit der gewöhnlichen Achtsamkeit behandelt wird, eine absolut unveränderliche sei — im 

 Gegentheile habe ich wiederholt Gelegenheit gefunden, solche Änderungen im Stande der 

 Barometer zu beobachten, Änderungen, die auch eine ziemlich beträchtliche Grösse erreich- 

 ten, wenn die Construction des Barometers nicht fehlerfrei war. 



Eine Abhilfe könnte nur geschaffen werden durch häufige Bereisungen der Stationen, 

 wie sie in Preussen und Sachsen systemmässig eingeführt sind, in Osterreich aber bei dem 

 auf freiwilliger unentgeltlicher Theilnahme der Beobachter beruhenden meteorologischen 

 Beobachtungssystem noch weit dringenderes Bedürfniss wären, oder aber dadurch, dass jede 

 Station mit zwei Barometern ausgerüstet würde, von denen eines zu den täglichen Beobach- 

 tungen, das andere als Reserve dienen, und welche von Zeit zu Zeit unter einander verglichen 

 würden. Jedenfalls muss einer Benützung von Barometerbeobachtungen eine genaue kritische 

 Untersuchung derselben vorhergehen. 



Von den beiden Wegen, die man bisher meist bei Zusammenstellungen von Barometer- 

 beobachtungen eingeschlagen hat, nämlich entweder ohne Kritik alle Beobachtungen zu 

 vereinigen, wenn sie auch an verschiedenen Orten oder mit verschiedenen Instrumenten ange- 

 stellt wurden, oder aber nur solche Reihen zu benützen, welche mit demselben Instrumente 

 (oder mit einem anderen mit dem ersteren wohl verglichenen Instrumente) und an demselben 

 Beobachtungspunkte angestellt wurden, andere Reihen aber zu verwerfen (wie dies Buys- 

 Ballot in seiner „Marche annuelle" und in der „Priere ä ceux qui veuleut bien de la m6t^o- 

 rologie" verlangt), konnte ich weder den einen noch den anderen Weg betreten. Eine kritik- 

 lose Zusammenstellung von Barometerbeobachtungen ist ganz ohne allen Werth. Würde ich 

 aber die Forderung strenge festgehalten haben, dass weder im Instrumente, noch im Beobach- 

 tungsiocale eine Änderung vorgegangen sein dürfe, dann hätte sich das vorhandene Materiale 

 bei dem steten Wechsel der Beobachter in Österreich auf ein Minimum reducirt und die 

 Nichtbenutzung so vieler mit uneigennütziger Hingebung und Sorgfalt angestellter Beobach- 

 tungsreihen für Luftdruck hätte auf den Eifer der Beobachter nur allzusehr deprimirend ein- 

 wirken müssen. Ich suchte daher einen Mittelweg einzuschlagen, indem ich für jene Beobaeh- 

 tungsstationen, an denen entweder ein Wechsel im Instrumente oder im Beobachtungslocale 

 eingetreten war, durch Vergleichung der Beobachtungen mit jenen anderer Stationen die 



