Optische Eigenschaften der Amphibolgruppe. 897 



durchgeht, bei Beobachtung mit einem Analysator entstehen, 

 müssen bei gleicher Helligkeit beider Teile verschwinden. 



Das Instrument, welches dem von Königsberg er und 

 von Ites verwendeten außer einigen Modifikationen wesent- 

 lich gleich war, sowie der Vorgang der Untersuchung möge 

 hier beschrieben werden. 



Als Montierungsstativ diente hier das Mikroskop von 

 Fueß mit gleichzeitig drehbaren Nicols. Es eignet sich vor- 

 züglich zu unserem Zwecke, weil man die Hauptbestandteile 

 des Instrumentes nicht mittels einer besonderen Vorrichtung 

 mit dem Montierungsinstrument zu verbinden braucht und sie 

 einfach an den Mikroskoptisch festklemmen kann, wodurch 

 beinahe jede Adaptierungsarbeit wegfällt. Auch kann man hier 

 den Drehungswinkel des von dem Mikroskoptisch ganz unab- 

 hängig drehbaren Polarisators sehr bequem an dem neben 

 dem Okular sich befindenden Teilkreis (auf 5' genau) ablesen. 



Der untere Nicol wird, um eine störende Ablenkung der 

 Lichtstrahlen zu beseitigen, nach Königsberger durch ein 

 Thomson'sches Prisma ersetzt. Die Beleuchtungslinse wurde 

 abgeschafft. 



Der Mikroskoptisch wird fest angeschraubt und an ihm 

 die wesentliche Vorrichtung mit starken Klemmen befestigt. 



Diese Vorrichtung besteht aus einer Metallhülse, in welcher 

 eine planparallele Kalkspatplatte in drehbarer Fassung sich 

 befindet. Die Kalkspatplatte ist so eingestellt, daß ihre glatten 

 Spaltflächen senkrecht zur Hülsenachse liegen. Am Ende der 

 Hülsenachse befindet sich eine Metallplatte, welche mit drei 

 Schrauben mit einer zweiten ebensolchen so verbunden ist, 

 daß durch Drehung der drei Schrauben die Hülsenachse und 

 die Normale der Kalkspatplatte beliebig geändert werden kann.' 

 Zur Festhaltung der gewählten Stellung dienen noch zwei 

 Schrauben, deren Windungen nur in der unteren Platte ein- 

 greifen und so die beiden Platten fest anziehen sollen. 



In der Hülse befindet sich unter dem Kalkspat eine Blende, 

 die mit Hilfe eines Stiftes um zirka 90° in ihrer eigenen Ebene 

 gedreht werden kann. Als Blende wurde nach Sieden topf 

 und Ites ein aus zwei kreisrunden gleichen Löchern be- 

 stehendes Doppeldiaphragma gewählt; der Abstand der Löcher 



