898 



St. ICreutz, 



ist SO gewählt, daß von den vier durch den Kalkspat gesehenen 

 Bildern zwei (ein ordentliches und ein außerordentliches) bei 

 entsprechender Stellung des Kalkspates zur Deckung gebracht 

 werden. 



Unter der Blende befindet sich eine mit einer Feder gut 

 angedrückte Vorrichtung zum Einschieben von Schablonen, 

 auf welchen die zu untersuchende Platte orientiert und unter 

 eines der zwei Löcher gebracht wird. 



Die Hülse wird mit der unteren Platte in beliebiger Stellung 

 an den Mikroskoptisch festgeklemmt. 



FiR. 2. 



Am Mikroskoptubus wird nichts geändert. Die durch das 

 Doppeldiaphragma durchgehenden Strahlen werden im Kalk- 

 spat zerlegt und mit dem Mikroskop (schwache Vergrößerung, 

 Obj. 00) beobachtet. 



Als Savart'sche Platte dienten zwei Quarzplatten von je 

 0"25 cm Dicke, entsprechend orientiert. Sie wurden aber nicht 

 gleich oberhalb des Objektives eingeschoben, wobei die Beob- 

 achtung mit einem Fernrohr nötig wäre, sondern oberhalb des 

 Okulars in der Fassung eines vom Mikroskop unabhängigen 

 unbeweglichen Analysators befestigt. 



