(15) 
Quant à la puissance réfractive du liquide, elle a pour 
valeur : 
Il est à remarquer, pour la facilité des calculs au moyen 
de ces deux expressions, que sin æ et tang « conserveront 
des valeurs constantes dans une série d’expériences sur 
un même liquide , lorsque inclinaison æ de la lunette res- 
tera invariable (”). 
Pour procéder expérimentalement, on place la règle 
divisée dans une cuvette vide, non sur le fond horizontal 
de celle-ci, car elle y serait exposée aux dérangements acci- 
dentels de ce fond , mais sur un étrier angulaire abc, Sou- 
tenu par un support extérieur À , et qui maintient la règle 
à une certaine distance du fond de la cuvette, comme le 
montre la fig. 2. L'étrier abc est formé d’un fil métallique, 
ou mieux , d’un tube de verre contourné, pour le soustraire 
à toute action chimique de la part du liquide. Le sommet b 
de langle s'articule avec la tête du support. A la bran- 
che be est adaptée une petite vis qui pénètre dans un écrou 
fixé en saillie sur le support; elle sert à imprimer un 
(*) Le parallélisme de la surface liquide BE et de la règle R supposée 
parfaitement ho: horizontale, établit un rapprochement entre le procédé dé- 
crit et la méthode du réfractomètre, où le milieu liquide est ù 
deux plans parallèles. La valeur de l'indice est déterminée dans cette mé- 
thode au moyen “à - EE re d'être E ramenée à 
la forme (2), térieur et com- 
paré à d du procédé actuel, équivaut à d cos œ, si l'épaisseur du ps rer 
est aussi e, et l'angle d'émergence du rayon lumineux, &. Le déplace- 
ment apparent prend ainsi une valeur moindre dans cette méthode _. 
celui d mesuré sur la règle immergée au sein du a 
