[i 
c$ # À 
(14) 
mouvement lent à l’étrier autour de larticulation b, afin 
d'amener la règle divisée dans une position parfaitement 
horizontale, À cet effet, on place sur celle-ci un niveau à 
bulle d’air que trois tubes de verre déliés, formant pieds, 
soutiennent sur la règle au-dessus du liquide, comme la 
figure l'indique. L'extrémité supérieure du tube z est en- 
chässée, non dans le patin du niveau, mais dans une vis 
en cuivre formant prolongement du tube et qui taraude ce 
patin. Cette vis sert à régler à l'avance l'horizontalité du 
niveau, par la méthode ordinaire du retournement bout 
pour bout. Il conviendra de laisser le niveau reposer sur la 
règle divisée pendant certaines expériences, où elle serait 
exposée à être déviée de lhorizontalité absolue. 
Le cercle divisé et sa lunette seront placés, comme on 
l'a vu, dans le plan vertical passant par la ligne de divi- 
sion de la règle, de manière à être éloigné de celle-ci à 
une distance qui soit en rapport avec la longueur focale 
de la lunette. Ainsi que dans toute mesure de réfraction, 
il convient de se servir d’un instrument qui permette de 
déterminer langle au moins à une minute près. Si Pon a 
à sa disposition un cercle zénithal répétiteur, on détermi- 
nera langle z avec un grand degré d’exactitude par le 
procédé de la répétition, en prenant la division A pour 
point de départ. 
L'épaisseur e de la couche liquide au-dessus de la règle 
divisée se mesure avec une grande exactitude au moyen 
d’un cathétomètre, sous la lunette duquel on a vissé ver- ` 
ticalement une sont effilée, plongeante, de métal ou 
mieux en verre. La distance des deux positions que la lu- 
nette occupe sur la colonne verticale de l'instrument, ~ 
quand la pointe de la tige affleure d’abord la surface du 
liquide dans la cuvette sans action capillaire, puis la face 
