Budde, Beitr. z. Anatomie u. Physiologie d. Blattes. 449. 
Der Fehler beruht nicht in mangelhaftem Millimeterpapier. 3 
, Okular 3, Objektiv Ia. Fünf Messungen. 1 mm des Millimeterpapiers entspricht 
folgenden wirklichen Objektlängen: 
= 0,02777 mm 
= 0,02777 mm 
9. S 0,02857 mn 
4. 0,02777 xm 
hs 0,02817 um 
Bestimmung des wahrscheinlichen Fehler einer Messung! n 
@ : d* 
0,02777 mm = = 0:00024 ^ 1.1. ER RWV REV e aa NEE 0,0000000576 
0,02777 ma = -70 00024 soci. pou lop EE 0,0000000576 
0,02857 mm = EE EE E TE ee eR 0,0000003136 
0,02777 m = = 0,0004 ..... RE Syn Up. UR E .0,0000000576 
0,02817 mm = TO a T EE Ee 0,0000900256 
0,02801 mm (Mittel) ur | | (Sa.) 0,0000005120 
H 
Mittlerer Fehler einer Messung S M : =- t 0,000357 
Mittlerer Fehhler des Mittelwertes = + 0,000357 : V5T7 = + 0,000160 
Wahrscheinlicher Fehler = 0,674. t 0,000160 = £t 0,0001078 um 
Dasselbe bei stärkerer Vergrösserung, Okular 2 Objektov VII. 
^d 
de 
1, =- 0,000108 ME 2 000. D DUODDÉ ou SCENE Ae be 0 , 000000000064 
J.. = 0 0010X me 4 aren O OOE ee EE N 0,000000000144 
o - 0,000b mh. VOTUM E c RR E EUR 0,000000000064 
$6 8 0.00405 189 1.5004. 0,000005. une denne 0,000000000084 
$. = 0,00107 nm sare.: 1 0000012 4. ooa e 0,000000000144 
Mittel 0,001058 mm | $&.0,000000000480 
Mittlerer Fehler einer Messung = VO." 57-7 = t 0,0000112 
Mittlerer Fehler des Mittelwertes = #.0,0000112 : V9-1 = 0,0000052 
Wahr-scheinlicher Fehler = 0,674 . i 0,0000052 = 10,000C035 mm. 
Für meine späteren Berechnungen habe ich folgende Werte benützt: (Einen Inm 
"^ und mm 
des Millimeterpapiers entsprechen die nachfolgenden Objektgróssen.) 
! | Objektgrósse. 
` Okul. oj c] ooo m | rm? 
n | Sen. - 0,0007712 
z III 0,00625 0,0000390 
3 vii [1 |. 0,00105 — 0,0000010 
1 III pu CO OIBE os 0,0001562 
1 nr. | 0,00208 | | 0,00000423 
3 3 1/12 |. 0,000625. e 0,000000390 
| mem s 
noen mm + 0,0001078 mm = 0,02787 0,0007767. 
$, Ia .... eee EE 0,02767 0,0007656 
E „a... ...0,00105 mm $ 0,0000035 mm = 0,001058 ^ 0,00000110 
E bs Ze EE E | ,001047 ` 0,00000109 uw ET 
Oklar 3 Objektiv Ia wurde zur Bestimmung der Moosblattfläche benützt, zB. 
