Description d’un nouveau baromètre enregistreur de pre- 
cision; par M. Delaey, maréchal des logis d'artillerie. 
L'appareil que j'ai imaginé a pour but d'enregistrer 
automatiquement la variation que subit la pression atmo- 
sphérique pendant une journée, à une échelle sextuple de 
celle des variations réelles, ou, plus généralement, à une 
échelle aussi grande que l’on voudra. 
Cet appareil se compose : 1° du tube barométrique à 
mercure BA, dont la partie supérieure forme le réser- 
voir B et est suspendue, par le boulon C, à la pou- 
trelle D ; 
2 Du tube flotteur EE, qui porte l'index G et le style 
ou crayon H,et dont la partie supérieure EE forme la 
cuvette du baromètre ; le creux dela tige du flotteur a pour 
but de diminuer son poids; 
9° De l'échelle graduée F, qui est fixe et le long de 
laquelle l’index se meut toujours, parce que tout mouve- 
vement de rotation du flotteur est empêché; 
4° Du bassin à flottaison JJ, contenant du mercure, en 
communication, par le tuyau K, avec la cuve L, dont le 
niveau peut être rendu constant, avee telle approximation 
que l’on veut (ainsi que celui du bassin J, par conséquent) 
en donnant une surface suffisamment large à la euve L. 
La cuve est munie d’une peau de chamois, puis d’un cou- 
vercle et supportée, au moyen de trois vis, par la 
tablette M; son fond est légèrement creux, pour faciliter 
l'écoulement du mercure. 
Dans la position d'équilibre que la figure représente, et 
qui corresponil à une pression barométrique de 800 milli- 
