360 Fr. Faktor 



se dostane 1 — 2 zárodky, jež se rozmnoží a obsah nádoby se zakalí. 

 Hlavní námitka proti methodě Miquelově jest, že se předpokládá, 

 aniž by pravdivost něčím zaručena byla, že pouze 1 nebo 2 zárodky 

 do bouillonu se dostanou, ač se může státi, že celá skupina mikro- 

 organismů tam přijde. 



Po zavedení způsobu pěstování bakterií na plotnách gelatinových, 

 upotřebeno toho dle Kocha též pro bakteriologickou analysi vzduchu. 

 Do sklíčka hodinkového, 9 cm. v průměru majícího a při teplotě 170 až 

 180° sterilisovaného, naleje se sterilisovaná gelatina, jež se vystaví 

 po určitou dobu napadání mikroorganismů se vzduchu. Pak se sklíčko 

 pokryje přiléhajícím víčkem a dá do thermostatu. Vyvinuté kolonie 

 se sečtou a z Čísla obdrženého dostane se měřítko pro množství mi- 

 kroorganismů ve vzduchu. 



Důkladnější způsobu Kochova jest methoda, kterou vypracoval 

 Hesse a dle níž možno i kvantitativně vzduch na mikroorganismy 

 zkoušeti. K bakteriologické analysi vzduchu slouží roura, která má 

 délku 70 cm. a v průměru 3*5 cm. Na jednom konci roury, který jest 

 na zevnějšek rozhrnut, se navleče gumový poklop, opatřený otvorem 

 o průměru 1 cm. Na poklop protržený přijde druhý poklop celistvý. 

 Do roury dá se pak přirozené množství (asi 50 gr.) gelatiny, načež 

 se druhý konec uzavře kaučukovou zátkou, opatřenou otvorem, do 

 kterého se vpraví rourka 1 cm. široká a 10 cm. dlouhá, jež skrývá 

 dvě zátky bavlněné. Vnitřní zátka bavlněná slouží k poslednímu za- 

 držení mikroorganismů ze vzduchu a druhá pak ku zevnější straně 

 obrácená má ten účel, by se zabránilo možné znečištění. Tak připra- 

 vená roura sterilisuje se po dobu 2 hodin v páře vodní. 



K sterilisování slouží válec plechový 1 m. vysoký a 15 cm. v prů- 

 měru mající. Hořejší okraj válce má žlábek, do kterého zapadá po- 

 klop kuželovitý. By se zamezilo sálání tepla uvnitř nahromaděného, 

 jest zevnější stěna válce i poklopu pokryta povlakem plstěným. Do- 

 lejší část válce má uvnitř vložený rošt a pod tím připevněna jest ná- 

 doba vodou naplněná, jež se ve var uvede. 



Ze sterilisačního přístroje vyjmutá a ochladlá roura, dokud ještě 

 jest v ní gelatina tekutou, se otáčí kolem osy a při tom též pohybuje 

 se ní v právo v levo, by se gelatina na vnitřní stěně roury stejno- 

 měrně rozdělila, což se děje tak dlouho, až gelatina úplně stuhne. 

 Stuhnutí se urychlí, když se rourou pracuje pod výtokem vody z vo- 

 dovodu. Na zevnější straně roury lpící mikroorganismy se usmrtí tím 

 způsobem, že se roura vloží do 1% roztoku sublimatu a v tom po- 

 nechá se asi 1 m. ležeti. 



