20 A. Šafařík 



(Die Distanzen sind aus den nur auf Bogenminuten gegebenen 

 Positionen von Argelandeťs Uranometria Nova gereclinet, konnen 

 also um V von den wahren abweichen; auch ist die Refraktion ver- 

 nachlássigt, welche jedoch keinen merklichen Fehler bewirken kann, 

 weil ich die Sterne moglichst gleicli hoch tiber den Horizont wahlte). 



Auch durch wiederholte Aufnahmen an verschiedenen Tagen, 

 sowie durch Rundmessen im Horizonte hábe ich mich iiberzeugt, dass 

 die Fehler bei kleineren terrestrischen Winkeln in den Zehntelgraden 

 bleiben, bei 100° bis 150° selten 1° iiberschreiten, daher ftir den ge- 

 nannten Zweck ohne Belang sind. Ich hábe auf diese Weise, indem 

 ich gegittertes Papier zum Zeichnen benůtzte, rasch Gebirgsprofile 

 von grosser Treue aufnehmen konnen, viel genauer als blosses Augen- 

 mass sie liefern konnte. Wo das Gebirge unmittelbar aus meeres- 

 gleicher Ebene aufsteigt, wie z. B. die grossartige Kaukasuskette 

 gesehen von Wladikawkas im Norden, dort kann man auch Eleva- 

 tionswinkel uber der Ebene nehmen, und in 2 — 3 Stunden verwickelte 

 Gebirgsprofile von 100° bis 150° Ausdehnung aufnehmen, welche mit 

 Sextant oder Theodolit mehrere Tage Arbeit erfordert hátten, wáhrend 

 doch eine Ablesung auf Minuten und Sekunden fur diese Zwecke 

 ůberfliissig ist. 



Eine zweite von mir im August 1876 construirte Form meines 

 Instrumentes hat die Gestalt eines flachen Kástchens von 12 cm Lange, 

 7*5 cm Breite, 2*5 cm Dicke; von den schmalen Seiten ist die eine 

 kiirzere offen, die ihr gegenúber liegende hat in der Mitte eine ver- 

 tikále Spalte von 0-8 mm Weite; das Grundbrettchen trágt auf der 

 Innenseite eine schmale mit dem Rádius 114:'6 mm (von der Spalte 

 aus) scharf eingerissene Kreisbogennuth, in welche senkrecht zur 

 Bodenfláche ein 2 cm breiter klarer Glimmerstreifen von 7 cm Lange 

 eingeschoben ist, auf den man mit Ziehfeder und Tusche eine Scala 

 von 1 d =: 2 mm aufgetragen hat. Hier sieht man durch die Scala 

 durch, und kann sehr scharf pointiren. Wenn man den Krúmmungs- 

 radius vergrossert, so kann man schárfer ablesen, schon weil die 

 Differenz der Sehweiten fiir Scala und Object abnimmt ; aber mit der 

 Grosse nimmt die Tragbarkeit des Instrumentes ab. 



Ich will noch zeigen, wie man dasselbe Verfahren wenig modi- 

 ficirt beniitzen kann, um das Gesichtsfeld von Fernrohren zu be- 

 stimmen. Auf der obern Fláche einer etwa 1 M 20 langen und 

 6 cm breiten Latte wurde eine Mittellinie gezogen, in dieser nahé 

 dem einen Ende das Kriimmungscentrum bezeichnet, und am anderen, 

 1 M 1459 vom bezeichneten Punkte, senkrecht zur Mittellinie eine 



