Einfachster Winkelmesser. 21 



Millimeterscala aufgeklebt. Eine zweite und etwas schmalere kůrzere 

 Latte ist durch einen feinen Stift auf das Kriimmungs centrum drehbar 

 aufgesetzt, und trágt am freien Ende eine feine Naděl oder einen 

 schwarzen Glasfaden, welcher die Scala streift ; auf der oberen Fláche 

 der zweiten Latte sind zwei \^ tráger, in die man das Fernrohr legt. 

 Man pointirt ein geeignetes feines Object (Thurmknopf, fernen Blitz- 

 ableiter), und bringt es in Contact mit dem linken, dann mit dam 

 rechten Kande des Sehfeldes, dort wo er von einer durch das Cen- 

 trum gehenden Horizontalen geschnitten wird; die Differenz der Ab- 

 lesungen gibt den Durchmesser des Feldes, dieser multiplicirt mit 

 der Vergrosserung den Winkel am Auge. Man misst hier den Sinus 

 statt des Bogens, aber der Unterschied ist fiir die hier in Betracht 

 kommenden Grossen verschwindend. Bei obigen Dimensionen ist 1 mm 

 der Scala = 3' Bogen. Hátte man z. B. den Rádius des Sehfeldes 

 zu 23 mm gemessen, so findet man t als Sinus =: l^Q^O-OS" als 

 Bogen l«9'0-06". 



Diese Bestimmungsweise hat von der gewohnlichen aus der 

 Durchgangszeit von Aequatorealsternen das voraus, dass man keiner 

 Uhr und kiinstlichen Beleuchtung bedarf, und weder von der Heiter- 

 keit des Himmels noch von der Festigkeit der Aufstellung resp. vom 

 Winde abhángt. Da man 0'1 mm = 0*3' Bogen schátzen kann, und 

 mehrere Einstellungen machen kann, so wird man im Mittel stets 

 auf V sicher sein, was vollig ausreicht. 



Sogar eine rasche approximative Messung der Vergrosserung 

 ist auf diese Weise moglich, indem man mit einem Auge durch das 

 Okular ohne Fernrohr nach dem Horizonte sieht, mit dem anderen 

 Objekte bemerkt, welche beide entgegengesetzte Ránder der projicirten 

 hellen Kreisfláche tangiren, und nun deren Angulardistanz mit dem 

 Instrumente bestimmt. Die angulare Weite des Ocularfeldes dividirt 

 durch jene des Fernrohrfeldes ist die Vergrosserung, nattirlich we- 

 niger genau als mit dem Dynameter, aber immer noch weit genauer 

 als die meisten Angaben von Vergrosserungen, die man mit Fern- 

 rohren zu erhalten pflegt. 



Ein schones kleines Fernrohr eines renommirten Optikers ergab 

 auf diese Weise Fernrohrfeld 1^37', Ocularfeld 47°, Vergrosserung 

 47" : 1^37' = 28*9 ; dynametrisch fand ich die Vergrosserung 29*2 ; 

 der Verfertiger hatte sie zu 40 taxirt. Nattirlich ist man nicht ge- 

 bunden den Rádius so zu wáhlen, dass 1 mm einer runden Žahl 

 Winkeleinheiten entspricht, es ist dies nur bequem. Nimmt man im 



