Chemische Mittheilungen. 43 



So erfordert in zwei Versuchen 1 Theil Borfluorammonmm 

 Weingeist von 92 V2 Gewichtsprozenten . . . 81'2 Theile 

 ;, 5OV2 „ ... 13-76 „ 



Die wásserige Lósung brennt auífallender Weise beim Anziinden ohne 



griin gefárbt zii sein. 



Zum Schlusse muss ich nach bemerken, dass das Borfluorammo- 



nium nach den Versuchen meines Assistenten des Herrn Franz Faktor 



nur schwache antiseptische Wirkungen áussert, und im Gegensatz 



zum Kieselfluorammonium ein schwaches Gift ist. 



2. Apparat zur Bestimmung der Kolilensáure aus dem 

 Gewiehtsverluste. 



In dem 7. Jahrgange der „Listy chemické" hábe ich einen Ap- 

 parat zur Bestimmung der Kohlensáure aus dem Gewiehtsverluste 

 beschrieben und abgebildet, den ich jedoch seitdem in einzelnen 

 Theilen vortheilhaft abgeándert hábe. Umstehende Zeichnung (Fig. 1.) 

 stellt in ^3 Grosse jenen Apparat dar, der sich mir bei langem 

 Gebrauche sehr gut bewahrt hat. 



Ein entsprechend grosses Erlenmayrisches Kolbchen ist oben 

 durch einen Kautschuckstopfen geschlossen, welcher eine eigenthiim- 

 lich ausgebauchte Rohre als Vorrichtung zum Trocknen der entwei- 

 chenden Kohlensáure und ein Glasrohrchen von ziemlicher Lange 

 zum Einlassen von Luft beim Absaugen der Kohlensáure trágt. 



Die ausgebauchte Rohre wird unten zunáchst mit etwas lockerer 

 Glaswolle und dariiber mit Kupfervitriol-Bimstein gefiillt. In die 

 Wólbung kommt auch ein wenig lockere Glaswolle. Das enge Glas- 

 rohrchen ist unten abgeschmolzen und etwa 6 Millimeter vom Ende 

 mit einer Óffnung versehen, wie man selbe durch Feilen mit einer 

 Rundfeile leicht erzielen kann. So kann man je nach der Stellung 

 dieser Óffnung das Rohrchen luftdicht abschliessen oder beim Ab- 

 saugen der Kohlensáure die Óffnung bis nahé zum Boden verschieben. 

 Zur Aufnahme der Sáure benutze ich einen entsprechend langen und 

 weiten Glascylinder, welcher jedoch so vorgerichtet ist, dass er den 

 Kolben im Innern nicht beschádigen kann. Zu dem Behufe ist er 

 sowohl unten am Boden als auch oben am Rande von einem pas- 

 senden weiten Kautschukrohre umfasst, so dass das Glas mit dem 

 Kolbchen nicht in Beriihrung kommen kann. 



Auch schútzt eine passende Stellung des oberen Kautschuk- 

 rohres vor dem Ausgiessen der eingefůllten Sáure in dem Grade, 



