Chemische Mittlieiluugen. 45 



Um das Abkiililen des Apparates zu bescUeiinigen, stelle ich 

 denselben auf einen mássigen Metallblock. Das Trockenrohr kanu 

 wiederholt verwendet werden, wenn man es nach der Bestimmung 

 herausnimmt und anf einer Asbestplatte auf etwa 300'' C vorsichtig 

 erhitzt, wodurch das aufgenommene Wasser ausgetrieben wird. Ich 

 pflege die Trockenrohren hierauf unter einem Exiccator aufzuheben. 



Bezuglich der erzielten Resultate muss ich hervorheben, dass 

 dieselben sowohl uuter sich als auch mit den zu erhaltenden Zahlen 

 sehr befriedigend iibereinstimmen. 



Der Apparat ist sehr stabil, die Arbeit sicher und bequem. 

 Das schliessliche Gewicht des gefiillten Apparates, wie ich ihn ver- 

 wende, pflegt circa 65 Gramme zu betragen. 



3. Tráger fúr die KiililsGhlangen bei Destillationen. 



Es ist bei manchen Destillationen sehr vortheilhaft, wenn das 

 zur Aufnahme des Destillates bestimmte Gefáss auch zum sicheren 

 Tragen der Kiihlverrichtung dienen kann. 



Die beistehende Zeichnung (Fig. 2.) stellt einen Apparat dar, von 

 dem ich oft Gebrauch mache. Die Kiihlschlange wird wie ersichtlich 

 von einem starken entsprechend konstruirten Erlenmayrischen Kolben 

 von grosser Stabilitát aufgenommen, zu welchem Zví^ecke der Hals, wie 

 aus der Zeichnung ersichtlich, entsprechend geformt und verlangert ist. 



Um wáhrend der Destillation Proben des Inhaltes entnehmen zu 

 kónnen, ist ein entsprechend weiter Tubulus angeschmolzen, den ein 

 gut eingeschliffener Glasstopfen verschliesst. 



Alles andere ist aus der Zeichnung leicht zu entnehmen. 



4. Stehendes Absorbtionsrolir. 



Die vorliegende Zeichnung (Fig. 3.) stellt ein stehendes Absorb- 

 tionsrohr in ^j^ der natiirlichen Grosse dar, von dem ich haufig und 

 namentlich bei quantitativen Bestimmungen Gebrauch mache. Dasselbe 

 bestehet aus einem Glasrohre von etwa 44 C. Lange, dessen grosse- 

 rer Theil eine horizontále Spirále bildet, wáhrend die Enden senk- 

 recht ansteigen. 



Das Glasrohr hat eine Wandstárke von 1 Millimeter und einen 

 áusseren Durchmesser von VJ^ Centimetern. Die senkrechte Rohre 

 hat uber der Spirále eine Hohe von 8 Centimetern, und náhern sich 

 die Windungen hochstens auf ^/g Centimeter. 



