Untersuchungen tiber die Temperatur von Prag. 359 



Jahr 1879 —0-38 



„ 1889 ...... —0-39 



Die durch Hornstein ermittelten instrumentalen Correctionen 

 werden unmittelbar an die gemachten Ablesungen mit dem J. 1871 

 angebracht. Wáhrend der Periodě 1871/73 wurde als die ricMige 

 Teiaperatur das Mittel aus den Angaben der Normaltbermometer 

 Baudin 2863, Geissler und Morstadt (Jahrgang 31 p. XXXIV) 

 angesehen. Seit 13. Marz 1874 werden die Ablesungen an Je rak 

 248 I auf Baudin allein bezogen nach einer im Jahrgange 34 ge- 

 gebenen Correctionstabelle. 



Um auch die wáhrend der Periodě 1871/Márz 1874 gemachten 

 Ablesungen auf Baudin 2863 zuriickzufiihren, sind an die in den 

 „Beobachtungen" publicirten Werthe kleinere Correctionen anzu- 

 bringen, welche den im 31. Jahrgange dieser „Beobachtungen" 

 zusammengestellten Vergleichungen der Thermometer entnommen 

 werden konnen. Die seit dem J. 1874 in den „Beobachtungen" pu- 

 blicirten Temperaturangaben sind entsprechend den oben gegebenen 

 Veránderungen des Eispunktes am Thermometer Jerak 248 I, die 

 wegen ihres geringen Betrages unberúcksichtigt geblieben sind, zu 

 corrigiren. 



Die in den „Meteor. Beobachtungen" wáhrend der Periodě 

 1840/70 publicirten Daten erscheinen mit Ausnahme der Monatmittel 

 des letzten Jahrganges nicht corrigirt. Die oben zusammengestellten 

 Correctionen fiir das Thermometer Jerak 144a, welches fast unun- 

 terbrochen wáhrend des ganzen Zeitraums in Verwendung stand, sind 

 erst im Jahre 1872 ermittelt worden, nachdem bereits das genannte 

 Thermometer ausser Gebrauch gesétzt worden ist und konnen erst 

 nachtráglich bei der Bearbeitung der publicirten Daten verwendet 

 werden. In neuerer Zeit hat Dr. St. Kos tlivý in der Arbeit 

 „Uber die Temperatur von Prag"^) damit die Mittelwerthe 

 wáhrend der Periodě 1851/70 und Dr. W. Láska: „Zur Tempe- 

 ratur von Prag"'^) die extremen Werthe wáhrend der Periodě 

 1841/70 corrigirt. 



Es ist jedech bei dem oft langsamen Aufriicken des Eispunktes 

 der Thermometer zweifelhaft, ob die nachtráglich fůr das Thermometer 

 Jerak 144a ermittelten Correctionen ganz richtig sind und ob die- 



*) Abhandlungen der konigl. bOhm. Gesellschaffc der Wisenschaften VIL Folge 



II. Bd. 1887. 

 2) Magnet, u. meteor. Beobachtungen Jahrg. 1888. 



