360 F. Augustin 



selben an die ganze Reihe der an dem genannten Thermometer ge- 

 machten Ablesungen angebracht werden konnen. leh hábe bei mei- 

 nen friiheren Bearbeitungen der Temperaturbeobachtungen der Stern- 

 warte *) die an die álteren Jahrgange anzubringenden instruraentalen 

 Correctionen nicht beachtet, weil mir dieselben als zu spát ermittelt 

 nicht ganz sicher erschienen, namentlich aber weil durch ihre An- 

 wendung der mittlere Werth der Jahrestemperatur sowohl fiir die Pe- 

 riodě 1841/70 als fiir die kiirzere 1851/70 gegeniiber den friiheren 

 und spáteren Perioden zu sehr herabgedriickt wird. Da es aber aus 

 mehreren Griinden wiinschenswerth erscheint, eine lángere homogene 

 Temperatun'eihe fiir Prag zu besitzen, so will ich jetzt auf die Frage 

 der an die álteren Beobachtungen wáhrend 1840/70 anzubringenden 

 Correctionen náher eingehen, namentlich aber die Richtigkeit der 

 fiir Jerak 144a ermittelten Correctionen priifen. 



In der Voraussetzung, dass das Thermometer Jerak 144a, 

 welches seit 1841 in Verwendung stand, im J. 1851 mit Bezug auf 

 den Eispunkt vollkommen zur Ruhe gekommen war, hat Kos tlivý 

 die durch Hornstein gefundenen Correctionen unverándert an die 

 Beobachtungen der ganzen zwanzigjáhrigen Periodě 1851/70 ange- 

 bracht und die so corrigirten Werthe mit den Beobachtungen an an- 

 deren Stationen Bohmens verglichen. In der Tabelle X der oben ci- 

 tirten Abhandlung: „Uber die Temperatur von Prag" sind 

 die Differenzen der Jahresmittel einiger Stationen mit lángerer Be- 

 obachtungsdauer gegen Prag zusammengestellt , aus deren tJberein- 

 stimmung die volle Vertrauenswiirdigkeit, Brauchbarkeit und Homo- 

 genitát der ganzen Temperaturreihe 1851/85 ersichtlich sein soli. 



Bei náherer Durchsicht der in der Tabelle X zusamengestellten 

 Differenzen der Jahresmitteltemperaturen in Prag gegen die Mittel an 

 anderen Stationen Bohmens kann denselben jedoch nicht die vom Ver- 

 fasser gegebene Bedeutung zugesprochen werden. Es ist eine vollstán- 

 dige Vergleichung der Prager Temperaturreihe mit den Reihen anderer 

 Stationen Bohmens nicht moglich, weil fiir keine derselben continuir- 

 liche Aufzeichnungen wáhrend der in Betracht stehenden Periodě 

 1841/85 resp. 1851/85 vorliegen. Die Reihe in Bodenbach geht nur 

 bis zum J. 1873, die lángeren Reihen fiir Bohm. Leipa, Čáslau, Deutsch- 

 brod und Pilsen sind entweder liickenhaft oder miissen auch wie 

 z. B. die Reihe fiir Pilsen vor ihrer Anwendung in Bezug auf die 



^) Uber den taglichen Gang der Lufttemperatur in Prag 1879. 

 Das Klima von Prag 1881; Uber den jahrl. Gang der meteo- 

 rolog. Elemente zu Prag 1888. 



