20 2. Die verschiedenen Methoden der mechanischen Trennnni;. 



Die Stromgeschwindigkeit, bei welcher die verschiedenen 

 Produkte während der mechanischen Analyse abgeschlämmt werden, 

 ist abhängig von dem weitesten Theile des Schlämmtrichters, von 

 seinem cylindrischen Räume. Die Geschwindigkeit, mit welcher 

 der Wasserstrom in diesem, von Schöne als Schlämmraum be- 

 zeichneten Theile, sich fortbewegt, ist durch den Querschnitt des 

 Cylinders bedingt und entspricht bei bestimmtem Wasserstand 

 im Piezometerrohr einem bestimmten Ausflussquantum. Bei der 

 Ermittelung der Stromgeschwindigkeit ist es daher nötliig, zuerst 

 den Querschnitt des cylindrischen Raumes genau zu messen. Zu 

 diesem Zwecke theilt man durch aufgeklebte Papierstreifen die 

 Aussenfläche des Glascylinders ein, misst sodann den Abstand zweier 

 Papierstreifen von einander und darauf die im Inneren zwischen 

 denselben eingeschlossene Wassermenge. Letztere Zahl durch die 

 zuerst erhaltene dividirt, giebt den Querschnitt des Cylinders. Um 

 nun eine bestimmte Geschwindigkeit in der Secunde festzustellen, 

 regulirt man den Wasserzufluss durch den Hahn in der Weise, 

 dass der Wasserstand im Piezometer zuerst ein sehr hoher und 

 dann ein sehr niedriger ist. Bei beiden Versuchen fängt man das 

 Ausflussquantum in einer Maassflasche auf und notirt nach einer 

 Secundenuhr die Anzahl der Secunden, welche bis zum Volliaufen 

 des Messgefässes erforderlich gewesen ' sind. Bei grösseren Ge- 

 schwindigkeiteil wird man mit einer Maassflasche von 1 Liter, bei 

 geringeren Geschwindigkeiten mit einer solchen von 100'^'^'" Inhalt 

 auskommen. Das hieraus berechnete Ausflussquantum in einer 

 Secunde in Kubikmillimetern dividirt durch den Querschnitt in 

 Quadratmillimetern ergielit die Geschwindigkeit im cylindrischen 

 Schlämmraum. Durch einige Versuche, bei welchen man den Wasser- 

 stand im Piezometer so regulirt, dass immer die Mitte zwischen 

 den beiden zuletzt bestimmten Grenzen genommen wird, kommt 

 man leicht zu dem Wasser -Stande im Piezometer, welcher der 

 gewünschten Geschwindigkeit entspricht. Die Höhe des Wasser- 

 standes im Piezometer dient dann später als Indicator für die 

 einzustellende Schlämmgeschwindigkeit. 



Bestinmiten Schlämmgeschwindigkeiten entsprechen beim Ab- 

 schlämmen s:anz bestimmte Korncrösscn bei annähernd gleichem 



