Normal-Speciren einiger Elemente. 535 



Studie über diesen Gegenstand. ^ Die Reproduction der anderen Liniengruppen ist aber mit befriedigender 

 Klarheit gelungen und so mag diese Tafel als eine angemessene Ergänzung sowohl unserer, als auch 

 anderer Abhandlungen über das Calciumspectrum genommen werden. 



Die Anwendung des Quarzspectrographen ist, wie erwähnt, für das brechbarste Ultraviolett, 

 namentlich für X < 2000 wegen der grösseren Lichtstärke dem Gitter vorzuziehen. Die Dispersion ist in 

 diesen Spectralbezirken selbst bei Anwendung eines einzigen Quarzprismas von 60° und von Linsen von 

 60 cm Focus schon eine ansehnliche und das Bildfeld der scharfen Spectrallinien ein ausgedehntes. 



Immerhin bietet die Herstellung präciser Spectrumphotographien mittels des Quarzapparates in den 

 Bezirken X = 2300— 1854 unleugbare Schwierigkeiten, sobald die beste Definition der brechbarsten Linien 

 verlangt wird. Da derartige Spectrumphotographien mit genau orientirten und auf R owland's Normal- 

 spectren bezogenen Standards wichtig sind und bisher nicht genügend klar zur Darstellung gebracht 

 wurden,- fügen wir eine heliographische Tafel mit Standards bis zu X ^ 1850 im prismatischen Spec- 

 trum des Kupfers, Goldes, Aluminiums, Cadmiums und Zinkes bei. 



Die Berechnung der Wellenlängen im prismatischen Spectrum ist weit umständlicher und unsicherer 

 als im Gitterspectrum. Die sehr wichtige Abhandlung von J. Hartmann »Über eine einfache Interpolations- 

 formel für das prismatische Spectrum«^ hilft in diesem Falle dem dringenden Bedürfnisse der praktischen 

 Spectrometrie ab. 



Hartmann stellte folgende einfache Interpolationsformel zur Ermittlung der Wellenlängen im pris- 

 matischen Spectrum (mit Glasprismen) auf: 



C_ 



-5, 



In derselben bedeutet s das directe Messungsergebniss, also Kreisablesung, Skalentheile, Schraubentheile 

 eines Ocularmikrometers oder lineare, auf der photographischen Platte gemessene Grössen; \ ist eine 

 Constante des Spectrographen, welche für jedes Instrument nur einmal bestimmt wird; s^ ist durch die Art 

 der Eignung der Platte in den Messapparat bestimmt, ist also der Nullpunkt der Zählung; C ist der 

 Schraubenwerth der Mikrometerschraube oder des Maassstabes des Messapparates, welcher also, so lange 

 man denselben Spectrographen und denselben Messapparat benützt (abgesehen vonTemperaturcorrecturen), 

 constant ist. 



Hat man mit einem Spectrographen das erste Spectrum aufgenommen und dasselbe ausgemessen, so 

 genügt es, die Wellenlänge von drei der gemessenen Linien (Standards) zu kennen, um sofort die Wellen- 

 längen aller anderen Linien zu haben.-* Sind X^ X^, \ die Wellenlängen der drei Standards, zu welchen die 



1 Da das Calcium oft als Verunreinigung anderer Körper auftritt, so ist die Ansclrauung der Abbildung seines Funlcenspeotrums 

 au eil in dieser Richtung mehrfach verwendbar. 



2 C. Leiss gibt in seiner Abhandlung über Quarzspectrographen und neuere optische spectrographische Hilfsapparate (Ztschrft. 

 für Instrumentenkunde, November 1898) mit wesentlich kleinerer Dispersion als jene es war, mit welcher wir arbeiteten, ziemlich gute 

 Lichtdruckabbildungen der Funkenspectren von Zink, Calcium, Silber und Aluminium. Das Aluminiumspectrum von Leiss reicht 

 beiX= 1854, das Zinkspectrum aber ist in seinem charakteristischen Bezirk im äussersten Ultraviolett, d. i. bei der Gruppe 2138 bis 

 2025 dort kaum wiedergegeben und auch beim Cadmium und Silber der stärker brechbare Theil des Spectrums wenig berücksichtigt. 

 Da es sich bei Leiss in erster Linie darum handelte, die Leistungsfähigkeit der in der Fuess'schen Werkstätte in Steglitz construirten 

 Apparate zu demonstriren,so wurde auf die Eintragung correcter, unter sich stimmender, auf Ro wlands Standard bezogener Wellen- 

 längen keine Rücksicht genommen, und es sind daher die am a. 0. eingetragenen Wellenlängen für Messungszwecko nicht verwendbar. 



3 Publicationen des Astrophysikalischen Laboratoriums in Potsdam Nr. 42, Anhang zum 12. Bande 1898. 



* Bei späteren Messungen genügt es, wenigstens zur sicheren Identificirung aller Linien, wenn man vom ganzen Spectrum 

 auch nur die Wellenlänge einer einzigen Linie kennt; man bestimmt hieraus nur io, während -j-q und c aus den anderen Aufnahmen 

 bekannt sind. 



