536 



/. M. Eder und E. Valenta, 



Skalentheile s^, s^ und Sg gehören und bildet man mit diesen Werthen die drei Gleicliungen entsprechend 

 der Hartmann' sehen Interpolationsformel, so ergibt sich folgende Auflösung für 5„, C und X^,: 



C: 



(\—h) (S3—S2) — iK—'>^s) (52— ^l) 

 (\—\) (s^—Sq) {S^—Sq) 



\ = \ 



C 



= K- 



c 



= h- 



c 



Wir versuchten nun, ob diese Formel für den Ouarzspectrographen ebenso gilt, als für die von Hart- 

 mann benützten Glasprismen. 



Zur Controle zogen wir die sich ergebenden Linien des Kupfer-, Aluminium- und Goldspectrums 

 heran (siehe oben) und versuchten, ob die obige Formel zur Interpolirung für diesen Specialfall genügt. 



Es ergab sich, dass in der That für kleine Spectralbezirke von beiläufiglSO AE. die Hartmann' sehe 

 Formel genügt. 



Wir wählten drei Normallinien zur Berechnung einer Formel, nämlich die Kupferlinien X^ =: 2126-09, 

 X^, := 2037-25 und Xg = 1999 -71 (in unserem Messapparate lag die erste Linie s^ beim Skalentheil 50.000, 

 die zweite 5^ bei 75-8945 und die letzte s^ bei 87-9915) für den von ihnen begrenzten Bezirk; für das 

 benachbarte Spectrum aber als Standards die Kupferlinie X^ =: 1999-71, die Aluminiumlinien X^ ^ 1935-29 

 und X3 = 1862 20, mit den Skalentheilen s^ = 87-9915, s,= 1 10-8010 und s.^ = 140-2840; für den Bezirk 

 X =: 2126 bis X ^ 1999 lieferte die Hartmann'sche Formel durch Einsetzen der VVerthe X^, X.,, Xg, 5j, s„ s.^ etc. 



X:= 803-00+ ^^^Q^Q , 

 s+ 309 -750 



für den Bezirk 1999— 18 "12 und denselben Nullpunkt der Skala die Formel 



422456 



X = 874-72 + 



s + 287 -529 



Die Genauigkeit der nach dieser Formel berechneten Wellenlängen im prismatischen Spectrum war 

 ± 0-06 bis (im schlimmsten Falle dz 0- 10) AE., somit genügt sie den Anforderungen der praktischen 

 Spectroskopie. 



Die nachstehenden Tabellen enthalten unsere Neubestimmungen der wichtigsten Standards des ultra- 

 violetten Spectrums von Eisen, Kupfer, Aluminium, Gold, Zink, Cadmium, Blei, Thallium und Antimon 



I. Standards im Funkenspectrum des Eisens von x = 3002 bis X = 2280. 







Fiinkenspectrum von Eder 



Lind Valenta, bezogen auf Rowland's Standards 







3002-796 1 



2883-825 



2767-630 3 



2692-721 1 



2599-4943 



2493-30 2 



2375-318 





2994-547 8 



28-3-519 1 



2747-077 3 



2689-30 



2598-460 3 



2454-62 1 



2373-8448 





2985-674 1 



2S72-504 1 



2746-590 3 



26S4-871 1 



2585-963^ 



2439-37 1 



2364-91 





2984-905 2 



2835-840 1 



2743-311 - 



2666- 745 ä 



25S2-6733 



2413-39 ä 



2338 -loS 





2973-315 ■* 



2823-418 1 



2720-99 * 



2664-770 1 



2563-569 3 



2406-743 3 



2332-8803 





2967-010 i 



2794-016 1 



2706-684 ■' 



262S-387 3 



2534-47 * 



2399-328 3 



2327-4843 





2937-020 3 



2788-236* 



2704- 112 1 



261I -965 3 



2533-70 * 



2388-710 3 



2280-00 1 





2926-692 1 















1 Im Funken deutlich und stark, nicht aber im Bogen. 



- Im Bogen schwächer als im Funken. 



3 Sowohl im Bogen als im Funken deutlich. 



■1 Im Bogen stärker als im Funken, jedoch auch in letzterem deutlich und scharf. 



5 Diese Linie im Funken coincidirt nicht mit der nahe liegenden i^V-Linie des Bogens. 



