﻿726 
  C. 
  Doeiter, 
  

  

  Setzung 
  angab, 
  richtig 
  sind, 
  habe 
  ich 
  möglichst 
  reine 
  Plagioklase 
  

   unter 
  dem 
  Mikroskop 
  geschmolzen. 
  Den 
  Apparat 
  beschrieb 
  ich 
  

   früher 
  und 
  verweise 
  auf 
  meine 
  »Silikatschmelzen, 
  I 
  und 
  II«. 
  1 
  

   Das 
  Thermoelement 
  berührt 
  die 
  Quarzschale 
  und 
  ich 
  habe 
  bei 
  

   meinen 
  letzten 
  Messungen 
  es 
  so 
  eingerichtet, 
  daß 
  die 
  Lötstelle 
  

   das 
  Pulver 
  berührt. 
  Die 
  Temperatur 
  desselben 
  kann 
  vermittels 
  

   eines 
  besonders 
  konstruierten 
  Widerstandes 
  durch 
  beliebig 
  

   lange 
  Zeit 
  auf 
  2° 
  genau 
  konstant 
  erhalten 
  werden. 
  

  

  Ich 
  stellte 
  außerdem 
  zwei 
  Galvanometer 
  nebeneinander 
  

   auf 
  und 
  schaltete 
  bald 
  auf 
  das 
  erste, 
  bald 
  auf 
  das 
  zweite 
  um. 
  

   Die 
  Temperatur 
  ließ 
  ich 
  regelmäßig 
  und 
  langsam 
  ansteigen, 
  so 
  

   daß 
  in 
  5 
  Minuten 
  ein 
  Temperaturanstieg 
  von 
  5°, 
  höchstens 
  

   10° 
  eintrat. 
  Wünschenswert 
  wäre 
  es 
  allerdings 
  gewesen, 
  noch 
  

   langsamer 
  vorzugehen. 
  Ich 
  bemerke 
  noch, 
  daß 
  die 
  Tempera- 
  

   turen 
  eher 
  etwas 
  zu 
  hoch 
  bestimmt 
  sein 
  können, 
  da 
  die 
  Löt- 
  

   stelle 
  des 
  Thermoelementes 
  sich 
  am 
  Rande 
  des 
  Quarzschälchens 
  

   befand, 
  wo 
  die 
  Temperatur 
  zirka 
  10° 
  höher 
  ist 
  als 
  in 
  der 
  Mitte 
  

   des 
  Ofens. 
  

  

  Was 
  die 
  Genauigkeit 
  der 
  Messung 
  selbst 
  anbelangt, 
  

   so 
  glaube 
  ich, 
  daß 
  sie 
  hinter 
  keinen 
  anderen 
  derartigen 
  

   Messungen 
  zurücksteht. 
  Es 
  wurden 
  mehrere 
  Thermoelemente 
  

   und 
  zwei 
  Galvanometer 
  (das 
  eine 
  von 
  Kaiser 
  und 
  Schmidt, 
  

   das 
  andere 
  von 
  Siemens 
  und 
  Halske) 
  verwendet 
  und 
  ver- 
  

   glichen. 
  Die 
  Pyrometer 
  waren 
  von 
  der 
  physikalisch-technischen 
  

   Reichsanstalt 
  geeicht 
  und 
  außerdem 
  habe 
  ich 
  sie 
  mit 
  dem 
  

   Schmelzpunkt 
  von 
  reinem 
  Gold 
  verglichen. 
  

  

  Überdies 
  habe 
  ich 
  bei 
  vielen 
  Versuchen 
  immer 
  wenigstens 
  

   annähernde 
  Vergleiche 
  mit 
  Legierungen 
  von 
  bestimmtem 
  

   Schmelzpunkt 
  gemacht 
  und 
  überall 
  Übereinstimmung 
  getroffen, 
  

   ein 
  Irrtum 
  in 
  den 
  Messungen 
  ist 
  also 
  ausgeschlossen. 
  

  

  Ich 
  glaube 
  daher, 
  daß 
  die 
  Messung 
  so 
  genau 
  als 
  möglich 
  

   w 
  r 
  ar; 
  das 
  Galvanometer 
  von 
  Siemens 
  und 
  Halske 
  zeigt 
  10° 
  

   an 
  und 
  läßt 
  Schätzungen 
  von 
  2° 
  zu. 
  Im 
  übrigen 
  habe 
  ich 
  

   die 
  Millivolt 
  abgelesen 
  und 
  nach 
  der 
  für 
  das 
  Thermoelement 
  

   von 
  der 
  physikalischen 
  Reichsanstalt 
  gelieferten 
  Tabelle 
  be- 
  

   rechnet. 
  Angegeben 
  habe 
  ich 
  hier 
  bei 
  den 
  Versuchen 
  nur 
  die 
  

  

  1 
  Diese 
  Sitzungsberichte, 
  Bd. 
  113 
  (1904). 
  

  

  