﻿Untersuchungen 
  von 
  Bastfasern 
  und 
  Holzelementen. 
  1629 
  

  

  Beleuchtungskegel 
  die 
  Lamellen 
  bei 
  Hoch 
  (Tief) 
  Stellung 
  deut- 
  

   lich 
  heller 
  (dunkler) 
  als 
  die 
  Umgebung. 
  Der 
  Unterschied 
  der 
  

   Brechungsexponenten, 
  der 
  so 
  zur 
  Wahrnehmung 
  gelangte, 
  

   betrug 
  kaum 
  mehr 
  als 
  0*001.« 
  

  

  Um 
  die 
  Lichtbrechungsexponenten 
  organischer 
  Körper 
  

   bestimmen 
  zu 
  können, 
  kann 
  man 
  sich 
  auch 
  des 
  S. 
  Exner'schen 
  

   Mikrorefraktometers 
  bedienen, 
  das 
  jetzt 
  nach 
  B 
  ecke's 
  Angaben 
  

   von 
  der 
  Firma 
  Fuess 
  angefertigt 
  wird. 
  Dieses 
  Instrument 
  

   gestattet 
  die 
  seitliche 
  Abbiendung 
  des 
  Lichtes 
  bei 
  dessen 
  Aus- 
  

   tritt 
  aus 
  dem 
  Okular. 
  

  

  Zu 
  diesem 
  Zwecke 
  wird 
  der 
  kleine 
  Apparat 
  über 
  das 
  

   Okular 
  des 
  Mikroskops 
  gestülpt 
  und 
  der 
  ausziehbare 
  Teil 
  so 
  

   lange 
  verschoben, 
  bis 
  der 
  das 
  Gesichtsfeld 
  umgebende 
  blaue 
  

   Saum 
  verschwunden 
  ist. 
  Eine 
  am 
  Mikrorefraktometer 
  angebrachte 
  

   Schraube 
  bewegt 
  einen 
  Schieber 
  vor 
  die 
  Öffnung 
  und 
  blendet 
  

   dadurch 
  einen 
  Teil 
  der 
  Strahlen 
  ab. 
  Durch 
  eine 
  Konstruktion 
  

   des 
  Strahlenganges, 
  wie 
  sie 
  beispielweise 
  in 
  H. 
  Rosenbusch' 
  

   Mikroskopischer 
  Physiographie 
  (4) 
  zu 
  finden 
  ist, 
  überzeugt 
  man 
  

   sich 
  leicht, 
  daß 
  der 
  dem 
  einfallenden 
  Lichtkegel 
  abgewandte 
  

   Rand 
  eines 
  stärker 
  lichtbrechenden 
  Körpers 
  stärker 
  beleuchtet 
  

   wird 
  als 
  der 
  zugewandte, 
  oder, 
  wenn 
  wir 
  die 
  mikroskopische 
  

   Umkehrung 
  berücksichtigen, 
  daß 
  im 
  Bilde 
  ein 
  stärker 
  brechender 
  

   Körper 
  einen 
  hellen 
  Rand 
  auf 
  der 
  Seite 
  des 
  einfallenden 
  Lichtes 
  

   zeigt. 
  Auch 
  sieht 
  man 
  aus 
  der 
  oben 
  angeführten 
  Konstruktion, 
  

   daß 
  die 
  Unterschiede 
  an 
  den 
  beiden 
  Seiten 
  des 
  Körpers 
  deut- 
  

   licher 
  hervortreten, 
  wenn 
  noch 
  eine 
  Einschnürung 
  des 
  ein- 
  

   fallenden 
  Lichtkegels 
  stattfindet. 
  Durch 
  Beobachtung 
  mit 
  dem 
  

   Mikrorefraktometer 
  kann 
  man 
  leicht 
  zwei 
  Flüssigkeiten 
  finden? 
  

   von 
  denen 
  die 
  eine 
  das 
  Licht 
  eben 
  noch 
  stärker, 
  die 
  andere 
  gerade 
  

   etwas 
  noch 
  schwächer 
  bricht 
  als 
  die 
  Substanz, 
  deren 
  Brechungs- 
  

   index 
  zu 
  bestimmen 
  ist. 
  Diese 
  beiden 
  Flüssigkeiten 
  mischt 
  man 
  

   miteinander 
  so 
  lange, 
  bis 
  die 
  zu 
  untersuchende 
  Subsanz 
  auf 
  

   beiden 
  Seiten 
  im 
  Gesichtsfelde 
  des 
  Mikrorefraktometers 
  gleich 
  

   hell 
  erscheinen 
  und 
  bestimmt 
  dann 
  mittels 
  des 
  großen 
  Abbe- 
  

   schen 
  Refraktometers 
  (5) 
  den 
  Brechungsexponenten. 
  Man 
  kann 
  

   aber 
  auch 
  die 
  Brechungsexponenten 
  der 
  beiden 
  noch 
  nicht 
  mit 
  

   dem 
  zu 
  untersuchenden 
  Körper 
  übereinstimmenden 
  Flüssig- 
  

   keiten 
  mittels 
  des 
  Abbe'schen 
  Refraktometers 
  ermitteln 
  und 
  das 
  

  

  