Littrow. Der Zonen-Apparat am Mittagsrohre der Wiener Sternwarte. 443 



Vorträge. 



Der Zonen- Apparat am Mittagsrohre der Wiener Sternwarte. 

 Von dem w. M. Earl v. littrow. 



(Mit 1 Tafel.) 



Das Mitt'dgsrohr der Wiener Sternwarte wurde im J. 1836 an 

 das damals in Venedig errichtete Observatorium des k. k. Marine- 

 Collegiums zu einstweiliger Benützung überlassen. Eine Klausel in 

 der betreffenden Urkunde Hess das Instrument im J. 1852 nach 

 Wien zurückkehren als das Marine-CoUegium von Venedig nach Triest 

 übertragen wurde. Ich musste wünschen, dieses an sich schöne In- 

 strument (das Fraunhofer'sche Objectiv hat 54" Öffnung) nicht brach 

 liegen zu lassen. Bei der mangelhaften Beschaffenheit des Locales 

 unserer Anstalt schien mir die Anstellung von Zonen-Beobachtungen 

 das angemessenste Ziel. Ich ersuchte daher zunächst Herrn Direc- 

 tor Lamont, der bekanntlich bereits vor längerer Zeit das Mittags- 

 rohr der Bogenhausner Sternwarte in einen Zonenapparat umgestal- 

 tet und seither darüber zahlreiche Erfahrungen gesammelt hatte, 

 um die Herstellung derjenigen Vorrichtungen, welche für diesen 

 veränderten Zweck des Instrumentes nothwendig waren. Mit einer 

 Bereitwilligkeit, für die ich mich zu aufrichtigem Danke verpflichtet 

 fühle, übernahm unser verehrter College die ihm hierdurch zugemu- 

 theteMühe und liess die Arbeit in der von uns vereinbarten Weise von 

 der Werkstätte seiner Sternwarte ausführen. Im Frühjahre des Jah- 

 res 1854 gelangten die in München angefertigten Bestandtheiie in 

 meine Hände. 



Wenn gleich damit das W^esentlichste für die dem künftigen Ge- 

 brauche des Instrumentes entsprechende Modification desselben gethan 

 war, so konnte ich doch nicht umhin mehrere nicht unbedeutende 

 Veränderungen vornehmen zu lassen, als mir selbst bei den ersten 

 Versuchen das Ziel, welches ich mir stecken wollte, erst recht klar 

 wurde. Nachdem der eigentlich mechanische Theil des Instrumentes 



