Der Zonen-Apparat am Mittag-srohre der Wiener Sternwarte. >^45 



um seine Axe leicht drehbaren Stifte , so dass die Lampe von selbst 

 immer die gehörige senkrechte Stellung annimmt. Bei B ist die 

 grössere Belastung des Rahmens, welche auf der entgegengesetzten, 

 unteren Seite desselben stattfindet, durch ein Gegengewicht auf- 

 gehoben. 



Am Fernrohre Fig. 1 ist bei P eine Theilung auf Glas in einer 

 Weise angebracht, die aus Fig. 3 und Fig. 4 klar ersichtlich wird. 

 In Fig. 3, der vordem Ansicht des Fernrohres in seiner Axe, stellt 

 (^ ^ die an R e i c h e n b a c h'schen Mittagsrohren überhaupt herkömm- 

 liche Einrichtung des Oculars dar, inP ist der Träger der Theilung 

 durch zwei Schrauben an derFassung des Rohres befestigt. Die obere 

 dieser beiden Schrauben hat in dem Träger P einen kleinen Spiel- 

 raum, der mittelst zwei Schräubchen S, Teine Drehung des ganzen 

 Trägers sammt der Theilung um eine zur optischen Axe des Fern- 

 rohrs parallele Linie gestattet, somit in den Stand setzt, die Thei- 

 lung UV so zu stellen, dass der Scheitelkreis senkrecht auf die Theil- 

 striche steht. Bei TF biegt sich der Träger der Theilung ab und hat 

 hier, wie man besser aus Fig. 4 sieht, eine weitere Corrections- 

 schraube, welche gelüftet die Theilung (7 7 vom Mikroskope zu ent- 

 fernen oder demselben zu nähern gestattet. 



Hinter der Glastheilung ist am Fernrohr Fig. 1 ein bei Y dreh- 

 barer Spiegel X angebracht, welchem man demnach die rechte Stel- 

 lung geben kann, um sowohl die Theilung ÜVYig. 3, als den im 

 Mikroskope befindlichen Index durch das Licht der Lampe zu be- 

 leuchten. Das Mikroskop endlich, ein gewöhnliches Compositum, ist 

 bei Z Fig. 1, wo es am Rahmen C^ befestigt ist, mittelst kleiner hier 

 weiter nicht sichtbarer Correctionsschrauben um eine zu seiner eige- 

 nen Axe parallele Linie drehbar, so dass die Striche des Index in 

 gleiche Lage mit der Theilung UV Fig. 3 gebracht werden können. 



Am westlichen Ende der Rotationsaxe wurde den Bestandthei- 

 len des Passagen-Instrumentes die bekannte Einrichtung für mikro- 

 metrische Bewegung des Fernrohres im Verticale beigegeben. Die 

 Hülse a um die Axe setzt sich in einen Arm b fort, der durch ein 

 bei c über einer Rolle hängendes Gewicht d an einen Vorsprung der 

 Mikrometerschraube e gedrückt wird; der Schlüssel /"setzt in den 

 Stand die Hülse a bei g mit der Rotationsaxe unveränderlich zu ver- 

 binden. Die Hebel der Gegengewichte h sind so modificirt, dass die 

 Libelle, welche früher an die Axe gehängt wurde, bei nahe horizon- 



Sitzb. d. mathein.-naturw. Cl. XXVII. Bd. II. Ilft. 29 



