446 L i t t r o w. 



taler Lage des Rohres auf dieselbe gestellt werden kann. In ^, k^ l 

 sieht man den Stellkreis, Nonius- und Loupenträger. Bei m im Wür- 

 fel des Rohres endlich zeigt sich der Stift, mittelst dessen die 

 Beleuchtungs-Ellipse beliebig thätig oder unwirksam gemacht wird, 

 um die dunklen Fäden sichtbar werden oder verschwinden zu lassen, 

 so wie am Oculare bei n das Ende des Stabes, der im Innern des 

 Rohres einen beliebig vor das kleine Objectiv der lichten Fäden 

 vorzusteckenden oder zu entfernenden Schirm*) trägt, mittelst dessen 

 man also dieses System abblenden oder erscheinen lassen kann. 



Die Anwendung des Intrumentes in dieser seiner neuen Ge- 

 stalt erhellt aus dem Obigen von selbst. Nachdem man das Fernrohr 

 am Kreise i auf die Declination der zu beobachtenden Zone einge- 

 stellt hat, löst man die Schrauben F, H, JFig. 2, und dreht den 

 Rahmen B C K bis das Mikroskop vor der Mitte der Theilung am 

 Rohre steht. Nun zieht man die Schrauben F, H, J wieder fest 

 an, stellt den Spiegel X Fig. 1 so, dass Theilung und Index gut 

 beleuchtet sind, rectificirt das Mikroskop bis das Bild der Theilung 

 völlig scharf wird, und stellt diese so, dass die Indextheilung wäh- 

 rend man das Fernrohr auf- und abbewegt, überall gleichmässig in 

 dieselbe fällt, und die Striche beider Theilungen einander parallel 

 sind. Hat man endlich auch den Werth der Indextheilung durch 

 Verschieben des Mikroskop- Objectives geändert bis der Index der 

 gehörigen Zahl von Intervallen der Theilung genau entspricht, so 

 ist das Instrument zur Beobachtung in den Stand gesetzt, und 



*) Als ich den oben citirten Aufsatz : „Über lichte Fäden" niederschrieb, wusste ich 

 mir noch nicht zu erklären, woher es komme, dass der hier im Texte eben er- 

 wähnte Schirm nicht dazu tauge, die Hellig-keit der lichten Fäden zu moduliren, 

 da diese Fäden sich sofort verwaschen zeigten, wenn jener Schirm theilweise vor- 

 geschoben wurde. Die Ursache dieser Erscheinung liegt nun offenbar in den kleinen 

 Dimensionen der Linse, welche das Bild der Fäden im Brennpunkte des Fernrohres 

 erzeugt; die Öffnung zwischen der Fassung der Linse und dem Schirme wird so 

 zur Spalte, es treten Beuguugsphänomene ein, welche jenem Bilde die nöthige 

 Schärfe nehmen. Der Schirm ist demnach wirklich nur zu völliger Abbiendung 

 der lichten Fäden zu benützen. Für Zonenbeobachtungen, wo kein plötzlicher 

 ßeleuchtungswechsel in den lichten Fäden nöthig, hat solcher Mangel nichts zu 

 sagen und ist leicht für jeden Abend durch gehörige Regelung der Lampe zu 

 ersetzen. Beim Meridiankreise wurden zwischen Lampe und Pfeiler zwei keilför- 

 mige grüne Gläser eingeschaltet, die sich mittelst eines zum Beobachter reichen- 

 den Schlüssels über einander schieben lassen, und dann auch zur Regulirung der 

 Beleuchtung des Gesichtsfeldes für die dunklen Fäden dienen. 



