52 



Einleitung. 



Im folgenden sind die wesentlichen Einrichtungen der in den Schriften 

 der Naturforschenden Gesellschaft N.F., Bd. 9, Heft 1, S. 93, genau beschriebenen 

 Instrumente zur Messung der Wolkenhöhen und der Wolkenbewegung angegeben, 

 und ist der G-ang der Rechnung an je einem Beispiel erklärt. Die Formel zur 

 Berechnung der Wolkenhöhe ist a. a. 0. S. 96 f. f. von Herrn Dr. Kayser 

 abgeleitet, jedoch sind die Formeln zur Berechnung der Richtung und Ge- 

 schwindigkeit der Wolken a. 8. 107 nur angegeben und nicht abgeleitet, was 

 hier nachträglich geschehen ist. 



Beobachtungsstationen waren und sind auch noch das Haus der Naturf. 

 Ges. und die Königl. Navigationsschule, deren Entfernung von einander in 

 Luftlinie 678,7 m von Instrument zu Instrument beträgt. Die Höhen der beiden 

 Stationen differieren um 2 m; doch ist dieser kleine Betrag unberücksichtigt 

 geblieben. Die Formel für Höhenmessung für den Fall, daß beide Stationen 

 in gleicher Höhe sind, gilt auch mit größter Annäherung für den vorliegenden Fall. 



Instrumente zur Messung der Woikenhöhen. 



Die beiden gleichartig gearbeiteten Instrumente sind auf beiden Stationen 

 so aufgestellt, daß ihre Hauptachsen in die durch beide Stationen gelegte 

 Vertikalebene fallen. Um jede dieser Achsen ist ein Halbkreis mit Grad- 

 einteilung drehbar, dessen Neigung gegen den Horizont an einem vertikal 

 stehenden Quadranten in Graden abzulesen ist. Um eine Achse, welche senk- 

 recht zur Ebene jedes Halbkreises in seinem Mittelpunkt steht, ist eine Alhidade 

 drehbar. Diese ragt weit über den Halbkreis hinaus und trägt an ihrem Ende 

 eine Glasplatte mit einer Teilung von bis 34, welche Teile den Tangenten 

 für jeden halben Grad entsprechen; die Mitte der Teilung ist bei 17. Beide 

 Instrumente haben noch photographische Apparate, welche sich oberhalb der 

 Alhidade befinden und die Bewegungen dieser mitmachen (s. a. a. 0. S. 102). 



Das eine Instrument wird nun so auf die zu beobachtende Wolke ein- 

 gestellt, daß diese über die Teilung geht; diese Einstellung wird dem Beobachter 

 der anderen Station durch Telephon zugerufen. Sobald ein vorher bestimmter 

 Punkt oder eine bestimmte Kante einer Wolke über die Teilung geht, wird 

 von der einen Station der anderen zugerufen und die Ablesungen auf der Glas- 

 skala notiert. Da auf beiden Stationen die Alhidade mit der Zahl 17 auf 

 demselben Teilpunkte des Halbkreises steht, muß zu der auf diesem Halbkreise 

 abgelesenen Zahl einmal der Wert: 



- (Ablesung Naturforschende Gesellschaft — 17) und dann 

 2 (Ablesung Navigationsschule — 17) 



mit dem betreffenden Vorzeichen algebraisch addiert werden, um die Werte 

 d und a" zu erhalten. Die halbe Differenz ist daher zu nehmen, weil jeder 

 der 34 Teile einem halben Grad entspricht. 



