66 



Über seine Arbeit, betreffend die Bestimmung der Fehler des Spiegel- 

 sextanten, lasse ich hier ein mir gütigst zugegangenes Referat des Herrn Pro- 

 fessor Dr. Eggert folgen: 



„Im ersten Teil erläutert Kayser einen Hilfsapparat zur Beseitigung, bezw. 

 Ermittelung der Sextantenfehler. Der Apparat besteht aus drei Kollimator- 

 fernrohren, deren Visierachsen der Limbusebene parallel gestellt und auf das 

 Zentrum des Limbus gerichtet werden können. Mit dieser Vorrichtung kann 

 leicht die Stellung des Sextantenfernrohrs sowie die Stellung der beiden Spiegel 

 geprüft werden. Der Exzentrizitätsfehler und der prismatische Fehler des 

 großen Spiegels werden durch Zerlegung eines Winkels von 180° in mehrere 

 nahezu gleiche Teile und Messung derselben mit dem Sextanten bestimmt. 

 Auch hierbei dienen die Fernrohre des Hilfsapparats als Ziele. Kayser hat 

 den Apparat nur in sehr primitiver Form ausgeführt, in der die Messungen 

 wohl nur bei größter Vorsicht gelingen konnten. Bei guter Ausführung des 

 Apparats sind die Fehlerbestimmungen zweifellos sehr bequem. 



Im zweiten Teil gibt Kayser zunächst einen Rückblick auf die bisherigen 

 Versuche zur Verbesserung des Spiegelsextanten; insbesondere kritisiert er 

 den 1845 von Pistor und Martins konstruierten Spiegelprismenkreis. Da 

 solche Instrumente sich infolge der unbequemen Handhabung nicht einbürgern 

 können, versucht Kayser den Spiegelsextanten so zu verbessern, daß Winkel 

 bis 180° gemessen werden können. Es wird dies durch Vorsetzen zweier 

 Spiegel vor den kleinen Spiegel des Sextanten erreicht, die den feststehenden 

 Strahl um 90° ablenken. Wird ein Winkel von 90° gemessen, so gibt der 

 Sextant die Ablesung 0° und bei einem Winkel von 180° erhält man die Ab- 

 lesung 90°. 



Kayser gibt noch eine zweite Konstruktion an, die aber nicht ausgeführt 

 worden ist. 



Im dritten Teil unterwirft Kayser die verschiedenen Methoden zur Be- 

 stimmung der Größe der Sextantenfehler einer eingehenden Kritik und schlägt 

 dann neue Methoden vor, die sich vor allem dadurch auszeichnen, daß sie 

 mit den einfachsten Hilfsmitteln ausgeführt werden können. — " 



Aus dem Tageblatt der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und 

 Ärzte in Danzig 1880 (S. 180) lasse ich hier Kaysers kurzen Bericht über 

 das von ihm erfundene „Doppelbildmikrometer vor dem Okular des Fernrohrs" 

 folgen. 



„Die Ausführung des Apparates hat Herr Dommasch in Danzig geleistet. 

 Das zugrunde liegende Prinzip ist folgendes: Bringt man vor der Okular- 

 öffnung des Fernrohres einen Spiegel unter 45° Neigung und einen zweiten 

 mit der polierten Seite zugekehrten parallelen an, so kann das Auge, wenn 

 es dem letzteren sich zuwendet, durch zweimalige Reflektion denselben Vor- 

 gang, wenngleich auf einem Umwege wahrnehmen, als ob es durch das Okular 

 sieht. Ist nun der zweite Spiegel fest, der andere aber aus zwei Hälften zu- 

 sammengesetzt, welche sich um eine durch die Gesichtslinie gehende und darauf 



