67 



senkrecht stehende Achse der Art drehen lassen, daß die eine Hälfte um eben- 

 soviel nach links wie die andere nach rechts sich verschiebt, so werden die 

 beiden Bilder desselben Objektes symmetrisch zur Gesichtslinie auseinander 

 gehen, wenn jenes in der Gesichtslinie sich befindet. Der Apparat muß ferner 

 drehbar sein um das Okular. Hat man nun hierbei die Stellung erreicht, wo 

 die Drehungsachse der Spiegel rechtwinklig zur Verbindungslinie zweier benach- 

 barter Sterne steht, und die Spiegel so weit gedreht, das der eine Stern des 

 einen Bildes mit dem anderen des zweiten Bildes zusammenfällt, so wird aus 

 dem Betrage der Spiegeldrehung auf den Abstand der Sterne voneinander ge- 

 schlossen werden können. 



Um die Spiegelhälften symmetrisch zu verschieben, erhalten ihre halbkreis- 

 förmigen Fassungen an der Peripherie Abschrägungen, die mit Zähnen verschon 

 sind, und zwischen beide ist der in die Zähne eingreifende konische Trieb 

 eingeschaltet. Dieser Trieb trägt am Ende seiner Achse einen geränderten 

 Kreis, welcher durch eine Schraube ohne Ende herumgeführt werden kann. 

 Die ganzen Revolutionen lassen sich an dem geränderten Kreise ablesen, 

 während auf dem mit der Schraube zusammenhängenden zweiten Kreise, der 

 in 100 Teile geteilt ist, die Unterabteilungen der Ablesung erhalten werden. 

 Mit der Auswahl der Anzahl der Zähne und der Schraubensteigung hängt die ge- 

 wünschte Genauigkeit eines solchen Okularmikrometers zusammen. An dem 

 ausgeführten Apparate entsprechen 20 Revolutionen ungefähr dem Gesichts- 

 felde von 30' oder 1800 "; es werden sich also noch die Zehntel der Bogen- 

 sekunde angeben lassen, da die Zehntel der 100 -Teilung geschätzt werden 

 können. Neben der Ermittelung des Wertes dieser Teile muß auch eine 

 Untersuchung der Ungleichheit der Schraube und Räder vorgenommen werden, 

 wenn die Messung genau sein soll. 



Außerdem hat man durch Drehen der Schraube immer in gleichem Sinne 

 in der Hand, den toten Gang wegzuschaffen. Was die Bestimmung jener 

 Unregelmäßigkeiten betrifft, so eignet ein in den Brennpunkt zeitweise ein- 

 geschaltetes Glasmikrometer sich dazu, die damit gewonnenen beiden Bilder 

 durch kontinuierliches Übereinanderschieben zu vergleichen und die Ungleich- 

 heiten auch des Glasmikrometers zu finden, was hier nicht spezieller ausein- 

 ander gesetzt werden soll. — u 



Ganz kurz erwähnen möchte ich hier auch noch seine Beobachtung des 

 berühmten Pultusker Meteors vom 30. Januar 1868, da gerade durch sie in 

 Verbindung mit einer gleichzeitigen Breslauer Beobachtung die Richtung und 

 Lage der Bahn in der Atmosphäre, sowie der Ort des Niederfallens auf rein 

 astronomischem Wege ermittelt werden konnte. (Aus der Sitzung der Meteoro- 

 logischen Sektion der Schles. Ges. für vaterl. Kultur, vom 4. März 1868.) 



In seiner Abhandlung: „Akustische Studien am Klavier" versucht 

 Kayser dem Klavier eine Stelle in dem wissenschaftlichen Apparat für das 

 beschränktere Monochord einzuräumen. Zunächst gibt er ein Verfahren, die 

 Gleichheit der Töne zu beurteilen, resp. ihre Abweichung zu finden. Auf die 



io 5 * 



