68 



Seiten werden gewisse messingene, gebogene Drähte gesetzt, die durch Feder- 

 kraft festsitzen, sogenannte Reiter. Um zu untersuchen, ob zwei gleich lange 

 Saiten des Klaviers gleich stimmen, wird auf eine der Saiten ein Reiter gesetzt 

 und mit Hilfe des Chronometers die Anzahl der Stöße bestimmt, die die beiden 

 in Schwingungen versetzten Saiten in einer Sekunde geben. Dasselbe wird mit 

 der zweiten Saite gemacht, und es ist dann leicht zu erkennen, daß die halbe 

 Differenz der Stöße in einer Sekunde der Unterschied der Schwingungszahlen 

 der beiden Saiten ist. Oder man zieht eine dritte Saite durch passende Be- 

 lastung in Vergleich mit den beiden abzustimmenden, und es wird dann der 

 Unterschied der Stöße während einer Sekunde der Unterschied der Schwin- 

 gungszahlen der beiden Saiten sein. Diese Versuche enthalten wichtiges Material 

 für die Physiologie. Bei einem Tone von 236 Schwingungen konnte Kaysers 

 Gehör, wie oben schon erwähnt, den Unterschied von 0,2 Schwingungen ohne 

 Mühe richtig beurteilen, einen Unterschied von 0,1 Schwingungen nicht mehr 

 mit Sicherheit. 



Das Phänomen der Stöße kann übrigens durch Aufsetzen eines aus Eben- 

 holz bestehenden, würfelförmigen Klötzchens objektiv erkannt werden. 



Hieran knüpft Kayser eine Methode, zwei Saiten desselben Chores unter 

 sich gleich zu stimmen, ohne eine dritte zu Hilfe zu nehmen. Es wird der 

 Reiter auf eine solche Stelle der einen Saite gesetzt, daß der Rhythmus der 

 Stöße nach dem Chronometer erfolgen muß; dasselbe geschieht dann mit der 

 zweiten Saite. Dann wird die Mitte der beiden vorhin beschwerten Stellen 

 beschwert usw. So gelingt es mit dieser Methode, mit der einen normal ge- 

 stimmten Saite eines Chores die beiden anderen Saiten zu absoluter Gleich- 

 stimmigkeit zu bringen. 



Das Verfahren läßt sich auch auf größere Intervalle ausdehnen und mit 

 seiner Hilfe ähnlich wie bei den Scheibler sehen Stimmgabeln die absolute 

 Schwingungszahl eines bestimmten Grundtones bestimmen, wenn man von der 

 höheren Oktave ausgeht und dann allmählich durch die mit Reitern beschwerten 

 Zwischensaiten zum Grundton gelangt. 



Ferner stellte sich Kayser die Aufgabe, von einem Tone ausgehend, die 

 Saite in der Mitte so zu belasten, daß die Töne der Oktave nacheinander ent- 

 stehen, oder vielmehr werden die Gewichte so bestimmt, daß die mit ihnen in 

 der Mitte beschwerte Saite d' (298 Schw. in 1 Sek.) mit irgend einem Tone 

 der tieferen Oktave 2,5 Schwebungen in der Sekunde macht, d. h. daß die 

 Anzahl der Stöße mit den Chronometerschlägen übereinstimmt. Das für die 

 tiefere Oktave gefundene Gewicht hat z. B. ein Gewicht von 4,8921 g. Aus 

 ihm sind die Gewichte der übrigen elf Reiter für die betreffende Oktave mit 

 Hilfe einer Seebeck sehen Formel berechnet worden. 



Mit Hilfe eines genauen Saitendickenmessers konnte ferner das Gewicht 

 der einzelnen Saiten des Klaviers erhalten werden, ohne sie zu zerstören. 

 Diesen Dickenmesser benutzt Kayser ferner zur Untersuchung des Verhält- 

 nisses der Querkontraktion zur Längen dilatation einer Saite und findet aller- 



