87 



Der neue Chronograph der Sternwarte 

 der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig« 



Von A. v. BRUNN in Danzig. 



Mit 2 Figuren im Text. 



Die Bezeichnung „neu" bezieht sich, wie ich, um Mißverständnisse von 

 vornherein auszuschließen, vorweg bemerken muß, nicht darauf, daß wesentlich 

 neue Konstruktionsprinzipien dabei zur Anwendung gelangt wären, sondern 

 hebt zunächst nur den Gegensatz zu einem älteren, nach Kaysers Angaben 

 hier gebauten Instrument hervor. Dieser letztere Apparat ist vom Typus der 

 Walzenchronographen und hat bei einer Sekundenlänge von 4 mm eine Lauf- 

 zeit von 1 / 2 Stunde. Die Markierung der Signale geschieht durch Anker, 

 welche vorn statt der sonst üblichen Spitzen oder Schreibfedern Farbrollen 

 tragen, ähnlich den im Reichstelegraphendienst verwandten Empfängerapparaten. 

 Aus diesem Grunde sind die Marken keine scharfen Punkte, sondern kurze, 

 in der Mitte dickere Striche. Die Genauigkeit der Zeitregistrierung ist darum 

 nicht größer, als man selbst bei mäßiger Übung mit der Aug- und Ohrmethode 

 erzielt. 



Es war aus diesen Gründen notwendig, einen neuen Chronographen zu 

 bauen, von dem ich Abbildung und kurze Beschreibung hier angebe, weil 

 vielleicht Einzelheiten der Anordnung interessieren mögen, durch welche ver- 

 sucht worden ist, einige bei andern gleichartigen Apparaten nicht selten auf- 

 tretenden Mängel zu beseitigen; diese Mittel, so einfach und naheliegend sie 

 sind, haben sich jedenfalls gut bewährt. Ich entschloß mich für den Wind- 

 flügel als Regulator und bewegliche Spitzen zum Markieren der Zeitmomente, 

 also im wesentlichen die FüESs'schen Prinzipien. Zwar scheint sich für größere 

 Sekundenlängen bisher die Hipp'sche Regulierung durch die schwingende Lamelle 

 in der Praxis durchweg als besser erwiesen zu haben 1 ), aber einerseits mußte 

 für die in absehbarer Zeit für unser kleines Institut in Betracht kommenden 

 Aufgaben die mit dem Windflügelregulator erzielbare Genauigkeit auf jeden 

 Fall ausreichend sein, und andererseits konnte es nicht zweifelhaft sein, daß 



!) G. Abetti, Ein neuer Hipp'scher Chronograph mit festen Spitzen. Mitteilungen d. 

 Gr. Sternwarte zu Heidelberg, Nr. XII. 



