88 



nicht in erster Linie das Prinzip an den unbefriedigenden Resultaten der 

 zwei von Herrn Abetti 1 ) untersuchten FuESS'schen Chronographen größerer 

 Sekundenlänge Schuld sein konnte, sondern nur kleine Mängel in der An- 

 ordnung nebensächlicherer Teile. Mir mußte es jedenfalls darauf ankommen, 

 da der Apparat in unserer Werkstatt selbst hergestellt werden mußte, einen 

 völligen Umbau des ganzen Uhrwerkes nach Möglichkeit zu vermeiden. Was 

 zweitens die Einwendungen gegen die beweglichen Spitzen angeht, so sind 

 dieselben praktisch ohne Gewicht, da sich meßbare Änderungen des Spitzen- 

 unterschiedes innerhalb kürzerer Zeit erfahrungsgemäß niemals zeigen, wenn 

 man eben dafür Sorge trägt, daß die Schraube, die die Spitzenhöhe reguliert, 

 schwer genug geht, um beim Klopfen des Ankers sich nicht zu lockern; das 

 aber ist bei einigermaßen exakter Ausführung stets erreicht. Die feste Spitze 

 von Peyer und Fav arger 2 ) ist, wenn auch bei dem Heidelberger Chronographen 

 wohl gelungen, jedenfalls zu diffizil und kompliziert in der Herstellung, als 

 daß sie hier in Frage gekommen wäre. 



Die Umstände, welche bei den FuESS'schen Apparaten, mit denen ich zu 

 arbeiten Gelegenheit hatte, nicht selten den regelmäßigen und zuverlässigen 

 Gang ungünstig beeinflußten, waren beides solche, welche mit dem System 

 des Chronographen nicht eigentlich zusammenhingen. Nämlich 



erstens, daß der Zug des Gewichtes auf das Regulatorwerk durch eine 

 Gelenkkette übertragen wird. Es tritt nun erfahrungsgemäß häufig ein Ver- 

 renken der Kettenglieder gegeneinander ein, so daß Hemmungen, gelegentlich 

 völlige Verklemmungen vorkommen, die den Apparat zum Stillstand bringen. 



Zweitens ist die Drehung der Papierrolle um eine horizontale Axe nicht 

 günstig. Denn wenn, was praktisch meistens der Fall ist, die Massenverteilung 

 nicht ganz symmetrisch zu der Axe des die Papierrolle tragenden Rades ist, 

 so muß das Triebwerk außer der Überwindung der inneren Reibung noch eine 

 besondere Arbeit leisten durch Hebung des Schwerpunktes während der halben 

 Umdrehung von der stabilen zur labilen Gleichgewichtslage. Dort angelangt, 

 schlägt das Rad von selbst zur stabilen Lage herum und rollt dabei ein Stück 

 des Streifens ab; der Chronograph läuft eine Zeitlang frei, bis nach Verbrauch 

 des abgelaufenen Streifenstückes ruckweis die inzwischen zum Stillstand ge- 

 kommene Rolle wieder in Bewegung gesetzt und mitgenommen werden muß. 

 Diese Widerstände sind im Verhältnis zu der ohnehin geringen Kraft, mit der 

 der Papierstreifen fortgezogen wird, recht bedeutend, so daß sie fühlbare Un- 

 regelmäßigkeiten der Streifenführung bewirken können. Übrigens scheint der 

 Windflügelregulator darauf empfindlicher zu reagieren wie der Stimmgabel- 

 regulator, wohl wegen der schwereren Masse des rotierenden Zahnrades, das 

 gewissermaßen als Schwungrad wirkt. 



Bei der Aufstellung des Chronographen in feuchten Beobachtungslokalitäten 

 tritt oft im Winter noch eine Unbequemlichkeit hervor, welche in der unge- 



*) ibid. 2) ibid. 



